l620 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



la grande sensibilité de l'appareil dispense de VemY)\oi du microscope. D'autre 

 part, les déplacements de l'index étant amortis et d'une régularité parfaite, 

 on peut utiliser pour la lecture un microscope à court foyer ; le microscope 

 pouvant approcher l'aiguille à quelques millimètres près pourra être for- 

 tement grossissant et fournira une image d'une netteté tranchante et irré- 

 prochable (non pas comme Cimage conjuse d'une feuille d'or). 



Le microscope est monté sur l'axe même de l'aiguille, permettant de suivre 

 celle-ci tout le long de l'échelle et de choisir la région la plus convenable au 

 point de vue du régime de voltage ou de sensibilité. Une division du micro- 

 mètre correspond ào™™,i de déplacement réel de l'aiguille. Les divisions 

 du micromètre sont pratiquement proportionnelles entre elles dans presque 

 toute la longueur de l'échelle. 



Sensibilité. — En disposant dans la chambre d'ionisation o^.oi d'oxyde 

 noir d'uranium fraîchement préparé (exempt d'uranium X), on obtient un 

 déplacement visible à Vœil nu sur l'échelle. Dans le micromètre ce mouvement 

 correspond à i division par seconde. Or ce courant, d'après Me Coy ('), 

 est égale à 1,7. io~' U. E. S., soit à 5,7.10—'' ampère. Des petites fractions 

 de ce courant sont encore bien mesurables. Le régime de voltage est entre 

 35o et 45o volts. 



Emploi. — L'appareil est parfaitement transportable; on peut le déplacer 

 et même le retourner sans crainte. Aucun réglage préalable n'est nécessaire 

 pour sa mise en marche ; la charge se fait automatiquement et une remise à 

 zéro permet des lectures dans des conditions identiques entre elles. L'ins- 

 trument dispense de l'utilisation du microscope, son système de lecture étant 

 semblable à celui d'un ampèremètre ordinaire, mais l'emploi d'une lecture 

 micrométrique est d'autant plus justifié que l'image de l'aiguille est d'une 

 netteté parfaite. Cet appareil rendu supérieur aux électroscopes à feuille par 

 sa robustesse, sa commodité d'emploi, sa constance et sa sensibilité est ap- 

 pelé à les remplacer en tous leurs usages. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur une propriété curieuse d'un montage spécial des machines 

 électriques excitées en série. Note de M. F. Guéry, présentée par M. Paul 

 Janet. 



Considérons n machines électriques identiques, à courant continu, exci- 

 tées en série, montées en zigzag, et entraînées mécaniquement à la même 



(*) Me GoY, Phil. Mag., t. 11, 1906, p. 177. 



