1696 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Principe. — J'ai remarqué que la capacité, la force antagoniste et l'inertie 

 de l'équipage mobile ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent la sensi- 

 bilité de l'électromètre; la position des cadrans par rapport àraiguillcpeut 

 jouer un rôle considérable. Pour s'en rendre compte il suffit d'excenlrer la 

 position des secteurs fixes /(voir la figure) par rapport au secteur mobile a 



de l'aiguille, soit en substituant les secteurs fixes par d'autres, de rayon infé- 

 rieur à celui de l'aiguille, soit simplement en déplaçant leur centre par rap- 

 port à l'aiguille. Celte dissyniétrie créera des régions où l'angle de dévia- 

 tion de l'aiguille ne sera plus une siuiple fonction de la charge électrique. 

 Pendant que la force antagoniste (torsion) restera proportionnelle à l'angle, 

 l'attraction correspondant à chaque élément d'angle du cadran décroîtra 

 rapidement. Il en résultera pour l'aiguille un déplacement angulaire sensi- 

 blement plus grand que celui qui correspondrait normalement à la variation 

 du potentiel. Cet effet peut être accentué à volonté, et pour une forte dissy- 

 métrie peut se traduire par une instabilité complète de l'aiguille. Entre 

 cette dernière position et la position normale se trouvent tout une gamme 

 de positions correspondant chacune à un régime de sensibilité propre et bien 

 définie. 



Montage. — Afin de pouvoir doiineià l'instrument la sensibilité désirée, nous avons 

 construit un éleclromètre à cadran réglable, qui tout en restant éleclriquemenl isolé 

 peut tourner autour d'un centre c difTérent de celui de l'aiguille. 



L'ambre e supportant le secteur se trouve noyé dans une roue dentée k solidement 

 encastrée dans la platine. Cette roue peut être commandée au moyen d'un pignon in\ 

 le secteur /peut s'excentrer ainsi à volonté vers la tangente de Taiguille. 



