SÉANCE DU 26 JUIN 192a. 1697 



Grâce au piolongemenl de l'aiguille h et de réchelle fixe /, linsli umenl permet des 

 lectures directes, sans microscope; la charge électrique est fournie automatiquement 

 par le petit appareil p, n, r, comme pour l'instrument antérieurement décrit (') et 

 duquel celui-ci dilïère par son long fil de suspension (/io'"<) et sa chambre d'ionisation 

 qui est complètement close. L'ensemble est monté sur un trépied à vis calantes, per- 

 mettant de régler la distance entre le fond et un socle plan. 



Réglage et mesures. — On fournit la charge au cadran l en poussant 

 simplement r jusqu'au fond; l'aiguille A dévie. Pour régler l'appareil à la 

 sensibilité désirée, on place sur le socle, au-dessous de la chambre d'ionisa- 

 tion, un disque métallique sur lequel on a fixé, au moyen d'un vernis, i*'' 

 à 2^' d'oxyde d'urane. 



Les rayons pénétrants de cette substance provoquent un courant qui se 

 traduit, pour une faible dissymétrie du secteur, par un mouvement d'ai- 

 guille visible à Cœil nu. En tournant le pignon m, on cherche ensuite la 

 position convenable du secteur, pour donner l'ordre de sensibilité voulu 

 et l'on examine au fur et à mesure l'allure de la décharge. Cette sensibilité, 

 du reste, Ticst limitée que par la fuite spontanée de V instrument due aux ions 

 habituellement présents dans Vair. 



Avec quelque habitude on arrive même à régler à une sensibilité telle 

 que la fuite spontanée donne un déplacement visible dans le microscope; évi- 

 demment une telle sensibilité n'a d'intérêt que dans des cas spéciaux comme 

 l'étude de la radiation pénétrante de la terre, la radioactivité des 

 roches, etc. 



Le réglage une fois obtenu, l'appareil conserve pour longtemps, sans 

 variation, la même sensibilité. 



Étant donnée la possibilité de faire de rapides observations de fuite spon- 

 tanée et vu la précision des mesures, même de cet ordre, une augmentation 

 de quelques pour-cent de cette valeur peut déjà fournir des données 

 bonnes et certaines. 



Grâce à cette sensibilité on peut utiliser pour les mesures les rayons 

 pénétrants seuls et être ainsi à l'abri de toute erreur due à l'état de division 

 et teneur en émanation de la substance étudiée. 



Pour le dosage on place la substance à examiner (minerais, roches, sédi- 

 ments, médicaments, etc.) dans une boite étanche (afin d'engendrer l'éma- 

 nation) et en la plaçant au-dessous de l'appareil on la compare avec un 

 étalon identiquement confectionné. 



Sensibilité. — L'instrument muni d'un microscope peut être réglé sans 



(') Loc. cit. 



