1718 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



phique des arkoses, grauwackes, psatntnites, calschistes et marbres avec 

 ceux de Belgique et du pays rhénan. 



Toute cette série primaire est couronnée en discordance par une puis- 

 sante assise détritique tertiaire (conglomérats, grès et marnes à Lépido- 

 cyclines). 



GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Reparution de la température dans Le lac du 

 Bourget. Note de M. Ch. Gorceix, présentée par M. Pierre Termier. 



La température d'un lac étant fonction de l'espace et du temps, lorsqu'on 

 parle de répartition, il est sous-entendu que c'est à un instant donné, ou 

 tout au moins pendant un temps assez court pour que les variations soient 

 négligeables. 



Avec les thermomètres à renversement les opérations sont longues; 

 réparties sur un temps assez long, les mesures, si elles sont nombreuses, ne 

 donnent que de grossières moyennes. 



Un appareil que je viens de réaliser, avec le concours pécuniaire de la 

 Direction des Recherches scientifiques et des Inventions, permet au con- 

 traire de recueillir en un temps excessivement court un nombre suffisant 

 d'observations pourarrivcràdesconclusions précises. Il vientdemepermettre 

 de réaliser en 28 heures de travail près de 5oo mesures de température 

 à o°,2 ou o°,3 près, réparties en 6^ stations sur les 45"""' du lac du Bourget. 

 En marche normale, on peut compter sur 3o lectures à l'heure, y compris 

 les déplacements. 



L'appareil devant être docril dans un aulre recueil, je me borne à indiquer qu'il 

 est basé sur la mesure des variations, avec la température, de la résistance électrique 

 d'un fil de cuivre fix-é au bout d'un câble qui se déroule sur un treuil. Ce câble com- 

 prenant, outre une àme en acier, trois conducteurs en cuivre, permet de transporter 

 jusqu'à la résistance thermique un sommet convenable du pont de Wlieatstone et 

 d'annuler ainsi l'ellet des varialions calorifiques du câble. Un galvanoscope de mani- 

 pulation Garpenlier, suspendu à trois caoutchoucs, et un rhéostat à deux décades 

 donnent les varialions de résistance à o,o5 ohm. 



Un dispositif à contact de mercure indique l'arrivée de la sonde au fond. En raison 

 de la conductibilité et de la pression de l'eau, les détails de construction sont très 

 importants. 



Les résultats que j'ai obtenus concernent la période du i5 mai au 

 7 juin 1922. Ce fut une période de forte chaleur succédant à une période 



