3o8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



VU tel el avec le grossissement j-- Les deux droites focales sont, l'une hori- 

 zontale, à la même dislance L que le point lumineux, l'aulre verticale, à la 

 distance Lyf • 



Si les largeurs /, et !.. sont égales, il y a à la fois minimum de déviation 

 et absence d'astigmatisme ainsi que de déformation pour les images. Ces 

 avantages sont les mêmes que si chaque prisme était au minimum de 

 déviation ('). 



En particulier, pour un speclroscopc à deux prismes pareils, on peut 

 fixer l'un el rendre l'autre solidaire de la lunette d'observation, de manière 

 que les axes du collimateur et de la lunette fassent toujours le même angle 

 avec la première et la dernière face. Les avantages du minimum sont réalisés 

 sans complication mécanique, et, en outre, rien ne se perd du faisceau, si, 

 l'on donne à cet angle fixe la valeur qui correspond au minimum de dévia- 

 tion de chaque prisme pour le violet (-). 



Si le système comporte un nombre impair de réflexions, comme dans 

 certains spectroscopes, il n'y a pas de minimum de déviation pour 

 l'ensemble, mais l'absence d'astigmatisme et de déformation est encore 

 réalisée pour /, == 4. 



5. Réseanv. — Tout ce que nous avons dit s'applique aussi bien aux 

 ondes paragéniques des réseaux qu'aux ondes proprement dites. En parti- 

 culier, pour un réseau plan à traits verticaux, il y a, dans le sens horizontal 



seulement, un grossissement de l'image égal à j-, en appelant /, la largeur 



du faisceau incident et 4 celle du faisceau diffracté; fait connu et important 

 pour les applications des réseaux à l'étude des protubérances solaires. 

 L'astigmatisme et la déformation disparaissent quand on a /,=/.; en 

 même temps, s'il s'agit d'un réseau transparent, il y a un minimum de 

 déviation. 



(') Sauf pourtant si l'objet est liés lajjproclié, ce qui n'a pas lieu dans le spec- 

 lroscopc. 



(') C'est le dispositif de njon spectrophotoraètre {Annales de Chimie cl de Phy- 

 sique., 5° série, t. 18, 1879). La méthode encore employée par les constructeurs, 

 qui consiste à faire pivoter chacun des deux prismes pour le mettre au minimum de 

 déviation, est vicieuse en ce que le faisceau est fortement diaphragmé aux extrémités 

 du spectre, là où il serait le plus nécessaire de ne pas perdre de lumière. 



