SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1921. 527 



Sur ces données, que nous avons le plus possible simplifiées en vue de 

 leur application pratique, nous avons établi pour les divers éléments 

 qui interviennent dans les calculs des échelles graphiques que nous avons dis- 

 posées sur unpluteau oscillant autour d'un axe borizontal. Pour l'opération, 

 des poids égaux sont mis sur les échelles à hauteur des graduations corres- 

 pondant aux données du problème à résoudre, et un poids semblable est 

 déplacé sur Téchelle de l'inconnue jusqu'à ce que soit rétabli l'équilibre. 

 Les diverses formules étant calculables par logarithmes peuvent en effet, 

 grâce à l'intervention d'un poids arbitraire, être transformées en équations 

 d'équilibre. 



On peut ainsi en un instant déterminer le temps de pose nécessaire pour 

 chaque cas de radiographie ou de radiothérapie superficielle ou profonde, 

 faire toutes combinaisons en variant rinlensité et la tension du courant, la 

 distance de l'ampoule, l'épaisseur du filtre, l'intervention ou non d'un écran 

 renforçateur et connaître exprimées en unité H, la quantité incidente du 

 rayonnement et celle qui est absorbée et par conséquent agit à tel ou tel 

 niveau dans les tissus. 



D'autres déductions théoriques et 'pratiques peuvent encore être obte- 

 nues avec cette balance qui permettra dans les travaux de laboratoire et 

 pour les traitements une plus grande précision et des résultats plus cons- 

 tants. 



Nos échelles ont pour base principale la dose de 5H obtenue en 

 10 minutes sans filtre, à iS*^"' avec ("""'etGB. 



Une échelle de correction permet de tenir compte éventuellement de cer- 

 tains facteurs de variation, particulièrement de l'appareillage et du tube 

 dont il convient de contrôler une première fois le débit avec des pastilles 

 radiométriques, ou le fluoromètre de Guilleminot, ou par notre procédé des 

 échelles de teintes radiographiques. 



La vérification faite et, s'il y a lieu, le coefficient de correction obtenu, 

 les données de la balance répondent exactement aux divers desiderata de la 

 technique radiologique. 



EL EGTRO- OPTIQUE. — Sur les spec,tres corpusculaires des éléments. 

 Note de M. M. de Brogi.ie, transmise par M. Bouty. 



J'ai indiqué, dans une Note précédente (' ), que les principaux traits des 

 spectres de rayons X des éléments se retrouvaient dans le spectre magné- 



(') Comptes rendus, t. 172, 1921, p. 27^. 



