534 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



transversaleiiienl dans loiile la largeur de la bande et fermons un circuit électrique 

 avec celte feuille. Lorsque du chlore arrive au contact de l'iodure, il met l'iode en 

 liberté et celui-ci transforme aussitôt l'argent voisin en ioiure non conducteur, le 

 courant est interrompu et le déplacement correspondant de Taiguille d'un ampère- 

 mètre peut provoquer la mise en marche d'appareils avertisseurs. 



Supposons que la largeur du petit, rectangle ioduré soit de 3'"'", i|u<' la feuille ait 

 une épaisseur de 3h- et une largeur de !'■'", il suffira de Y^àe cenlimètre cube de chlore 

 pour mettre en liberté l'iode nécessaire à l'ioduration complète d'une surface corres- 

 pondante de la lame d'argent. Autrement dit, il faut superposer à la couche d'iodure 

 une couche minimum de 3''>™,3 de chlore à la pression normale pour réaliser l'iodura- 

 tion totale; avec de l'air contenant j^ ''^ chlore, il faudrait une couche de cet air 

 chloi.uré dépassant 33"^'". Il importe que la couche d'iodure resle humide pour établir 

 un bon contact avec la lame; on peut obtenir ce résultat en incorporant à l'iodure 

 une petite quantité d'un sel hvgrométrique ou bien d'une solution glycérinée. 



Les iodures de plomb, de mercure, se comportent comme l'iodure <le potassium. 



On conçoit qu'en introduisant la lame précédente dans un pont de Wheastone, il 

 soit possible de déclencher une action énergique au moment de la rupture du courant 

 par ioduralion de la feuille. 



En opérant avec un circuit comprenant une grande résistance, un élément d'accu- 

 mulateur et un ampèremètre, on a constaté qu'un courant de chlore arrivant dans le 

 voisinage de la lame produisait une interruption du courant après quelques secondes; 

 des vapeurs de brome répandues dans les mêmes conditions provoquent la rupture du 

 courant après 23 secondes. 



Si l'on projette de l'iode en poudre sur la feuille d'argent, le courant s'allaiblit 

 progressivement, il n'y a pas de rupture brusque, il faut alors plusieuis minutes pour 

 ramener l'ampèremètre au zéro. 



En vue de donner plus de sensibilité à rii|)pareil, nous avons reniphicé 

 les feuilles d'argent par une très mince couche d'argent déposée cliimique- 

 nient à la surface d'une lame de verre, mais nous avons constaté, contrai- 

 rement à notre prévision, que l'appareil était ralenti. 



• On })eut doubler l'intensité d'action en plarant un enduit ioduré sur 

 chacune des faces de la lame. 



L'appareil, toutefois, perd beaucoup de sa sensibilité quand la teneur en 

 clilore devient faible. On pourrait sans doute l'améliorer en soumettant 

 l'ajipareil à l'action d'un courant d'air permanent et en étudiant systémati- 

 quement la meilleure disposition de l'enduit ioduré. 



