724 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Les chiffres, obtenus par cette méthode simple et rapide, sont malheureuse- 

 ment sujets à de fortes causes d'erreurs : 



1° L'évaporation : la goutte se forme en effet à ratinospbère libre el pour les 

 substances \olatiles Técart est considérable; il fallait donc modifier l'appareil de 

 Traube pour que la goutte puisse se former dans une atmosphère ayant la tension 

 de la vapeur du liquide examiné. 



1" Le nombre de gouttes augmente d une façon notable loi>que la température 

 s'élève; une nouvelle modification était donc nécessaire pour effectuer les mesures à la 

 température constante. 



3° Enfin if y a encore une source d'erreur notable inhérente à l'appareil lui-même : 

 Traube, pour éviter les erreurs dues à l'évaporation, a élargi l'orifice inférieur du 

 tube capillaire pour augmenter le volume de la goutte, de sorte. qu'un appareil d'une 

 capacité d'environ 8""° donne une ciiKjuanlaine de gouttes d'eau à i5°. Pour mesurer 

 les fractions d'une si grande goutte, l'appareil possède des divisions, mais ces divisions, 

 établies pour l'eau distillée, sont inexactes pour les substances d'une tension superfi- 

 cielle différente; il faut donc établir des corrections pour chaque cas. 



Ajoutons que l'appareil est d'un remplissage délicat. 



Nous avons cherché à construire un appareil, basé sur le principe de 

 Tate, car'ce principe permet une mesure rapide de la tension superficielle, 

 mais en même temps d'éviter les sources d'erreur précipitées, imputables à 

 l'appareil de Traube. De plus, nous nous sommes proposé de faire un appa- 

 reil peu volumineux, peu coûteux, exact, facile à manipuler et capable, 

 entre les mains des médecins, au lit même du malade, de donner des 

 mesures justes- de la tensiorj superficielle. D'autre part, en y apportant 

 certaines modifications (la température constante, pression constante, 

 enregistrement automatique des gouttes, etc.), d'en faire, au laboratoire, 

 un appareil précis de physique. 



Descriplion de rnpparcil. — Une petite pipette, de capacité de i""', se 

 raccorde à sa partie supérieure à un petit réservoir, séparé de la pipette par 

 un robinet de l'appareil; immédiatement au-dessus de ce robinet, le réser- 

 voir est légèrement étranglé. Entre le réservoir et la partie sphérique de la 

 pipette se trouve un petit trou, permettant le remplissage par le haut elle 

 placement de l'appareil dans un vase clos. Au-dessus de la partie sphérique 

 les divisions permettent de fixer le point de départ de la première goutte 

 tombante à coiTipter; les divisions de dessous le font de même pour la der- 

 nière goutte. A sa partie inférieure, constituée [lar une capillaire de ©""jS 

 de diamètre, la pipette est deux fois recourbée, de façon à siphonner légè- 

 rement le liquide el de dévier l'axe de l'appareil pour permettre de placer 

 à l'intérieur un ap[)areil enregistreur. 



La partie inférieure de la pipette est effilée pour amincir la paroi; elle 



