8io 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



est tendu un fil de platine fin, -^, de millimètre environ, d'un diauiètro l)ion 

 régulier, de 5o"" de longueur. Ce iil est constamment parcouru par un 

 courant électrique et le gahanomètre qui doit enregistrer la pression est 

 en dérivation aux bornes A et B du 111. 



Lorsque le mei-cure monte dans la branche Ali, la longueur du fil par- 

 courue par le courant diminue ainsi que l'intensité du courant dans le 



©0 



■^^^ 



galvanomètre G.,. Un calcul simple montre que le courant est sensiblement 

 proportionnel à la longueur du fil extérieure au mercure quand les résis- 

 tances R et R' sont grandes par rapport à celle du fil. Nous avons pris 

 comme valeur de ces résistances R = 4xio'i2, R'=i5oO. (La résis- 

 tance des galvanomètres est de l'ordre de 5bù.) La force électromotrice l' 

 nous a été fournie par un élément Daniell et s'est montrée très suffisamment 

 constante pendant la durée d'une expérience. 



G /'ad nation de l appareil. — Le gahanomètre (| ni donne les lempérnlures est •;r,idué 

 à la manière habituelle en enregistrant des températures de fiisioi et d'ébullilion 

 connues. Le galvanomètre G, a été gradué evpérimenlalement en mesurant au catlièlo- 

 mètre la différence de niveau du mercure et en faisant décrire an point lnniineu\ un 

 Irait à piession constante et à température vaii;il)le. .l'ai pris de la xu le [ihi-ieurs 

 points; la longueur Ine sur le cliché fui, à moins île i pour loo |)iès, pro|)oi'lionn('lle à 

 la piession. 



IHspii^llif de citaii l]'ii:^c. — .1 ai disposé la matière à étudier ilaiis nn creuset (1 formé ■ 



