SÉANCE DU II AVRIL 1921. c)\() 



avec le niveau du mercure. On enregislre pliotograpliiquenieut les variations de résis- 

 tance au moyen d'un galvanomètre Kengade, du modèle usité en analyse Iherniique. 



Vide ;::^l 



Le fil a/) est placé dans l'une des branches d'un pont de Wheatstooe, dont tontes les 

 résistances sont grandes par rapport à celle du fil {/ig- 2). 



Par le jeu de ces résistances, le zéro du galvanomètre peut être amené à corres- 

 pondre à lin niveau quelconque du mercure dans le volumètre V. Les déviations du 

 galvanomctre sont sensiblement proportionnelles aii\ variations de résislance et les 

 variations de volume sont ainsi mesurées. 



Pour identifier les changements de la masse gazeuse avec celle de son volume, il 

 suffit qu'à une température donnée sa pression reste constante, et qu'à une tempéra- 



p 

 ture difTérente le rapport ttt reste çouslant (T tempéralure absolue). Nous y armons 



de la façon suivante : 



Le réservoir B est suspendu à une tige filetée F qui peut se déplacer, sans tourner, 

 dans le sens vertical en traversant un écrou F, fixé au centre d'un plateau de bois P:,. 

 Au moyen d'un petit moteur électrique, le plateau tourne dans un sens ou dans l'autre 

 et sa rotation oblige la vis à monter ou descendre de la longueur d'un pas par tour, 

 soit i""". Le manomètre P> communique, par une de ses branches, avec le yolumètre B, 



