SÉANCE DU 18 AVRIL I92I. 969 



laie mesurée pour l'objeclif (Iclcrmiiié el un oculaire n" 1. 11 en résulte aussi que, 

 pour chaque objeclif, il faut un miroir concave spécial. On serait tenté d'ajouter qu'il 

 en faut un pour chaque combinaison de l'objectif avec les divers oculaires; mais, dans la 

 pratique, les miroirs concaves construits pour un objectif déterminé fonctionnent d'une 

 fa(;on satisfaisante si l'on substitue à l'oculaire n° 1 toute la série des oculaires jus- 

 <|u'au n° 18 compensateur. 



L'ouverture du miroir concave doit être au plus égale à la distance frontale. Si elle 

 était plus grande, il serait impossible d'approcher le miroir des objets assez pour ([ue 

 son fover vienne coïncider avec eux. Les petits miroirs sont construits en argent fin 

 travaillé opticiuemcnt. La construction on est délicate puisque, pour l'objectif n° o, le 

 rayon de courbure n'est que de 2°"", 8. 



Les taches opaques que j'ai employées sont constituées par de petits disques de 

 biscuit placés entre lame et lamelle et noyés dans du baume du Canada. Leur diamètre 

 est choisi de façon à couNrirle champ pour les divers grossissements employés et varie 

 de 3'""' à o™"',75. 



Enlin l'éclairage électrique placé dans l'axe du microscope el sous la platine con- 

 siste en une lampe de 3,5 volts de i5""" de diamètre, placée dans un tube d'oculaire 

 dont on a enlevé la lentille inférieure. Tant pour la vision que pour la photographie, 

 cet éclairage de très petites dimensions, placé dans l'axe du microscope, se montre de 

 beaucoup supérieur aux lampes gigantesques employées couramment pour des buts 

 semblables et qui envoient leur lumière dans l'axe du microscope par l'inlermédiaire 

 du miroir de celui-ci. 



Il apparaît d'ailleurs qu'un semblable éclairage, donnant une lumière toujours 

 égale, pourrait être employé avantageusement pour les observations microscopiques 

 par transparence en Botanique, en Bactériologie, etc. 



r.,es images perçues par l'œil .au moyii du dispositif que je viens de 

 décrire sont toujours très brillantes. Tous les détails des cristaux, toutes 

 leurs facettes apparaissent avec netteté. La photographie en est difficile, 

 parce qu'on ne photographie pas, comme dans le cas des observations par 

 transparence, la source lumineuse, mais bien des objets sombres par nature 

 el éclairés par de la lumière diffuse. Elle ne rend que très imparfaitement 

 ce que l'œil perçoit. Cependant les quelques épreuves que je me permets de 

 présenter à l'Académie montrent que l'on peut tirer un bon parti de ces 

 reproductions pour enregistrer les formes cristallines des cristaux opaques 

 très petits. 



TECHNIQUE MICROSCOPIQUK. — Principe d' une nouvelle méthode de recons- 

 truction graphique stéréoscopique d'' objets mici-osco piques grossis. Note 

 de M. G. DuBREUiL, présentée par M. Henneguy. 



Les anatomistes et les embryologistes connaissent tous la méthode de 

 reconstruction plastique de lîorn ou celle de réconstruction graphique 



