Io32 ACADÉMIE DES SCIEXCES. 



ses bords. La barre d'acier (e) est traversée, la feuille de plomb reposant 

 sur le châssis esl très visible sous sa projection. \ iv image qui parait 

 correspondre à celle d'une solive en fer du plafond montre que celle-ci 

 aurait été fortement traversée. 



Une masse de plomb placée à 190'™ d'un tube Coolidge, pour un régime 

 de i^'"" d'étincelle, n<' doil pas être inférieure à G""" d épaisseur, pour offrir 

 une protection efficace. Elle doit être sans solution de continuité pour 

 éviter la diffusion et les rayons secondaires. 



Deuxième expérience. — Les conditions de la première expérience sont 

 restées les mêmes à l'étage supérieur. A l'étage inférieur, le châssis radio- 

 graphique a été placé sur la table oi'i l'employé classe les clichés pendant le 

 fonctionnement du tube. Cette table est distante du locus de 4(io"". Sur le 

 châssis ont été disposés les témoins suivants : aux angles, des métaux 

 d'épaisseurs diverses (masse de plomb de 3"""; masse d'acier de 3"""; masse 

 d<' fonte de fer de 100"""; un serre-joint en fer). Au voisinage du plomb se 

 trouve une omoplate. Recouvrant en partie l'acier, un crâne sec repose par 

 sa base sur le châssis. Au milieu le radiochromomètreet leradiophotomètre. 

 Sur le bord, entre la masse de fonte de ier et l'omoplate, une clef de méca- 

 nique en acier. 



Longueur d'étincelh' : 17''"; milliampères : 2; pose : (io minutes. Ce 

 qui équivaut à un fonclioimemenl normal de i5 minutes avec 8 milli- 

 ampères. 



Inlerprélation : La plaque sensible, aux trois quarts protégée par la 

 feuille de plomb fixée au marbre de la lalile radiologiquc, a été impres- 

 sionnée sur toute son étendue. Celte feuille de plomb de 3""" a laissé 

 passer une partie du rayonnement direct; la masse de fonte, le serre- 

 joint, le radiophotomètre et la clef sont nettement visibles; le radiochro- 

 momèlre donne une légère image. Sur la partie de la plaque ayant reçu 

 les radiations filtrées seulement par le plancher, on voit très nettement la 

 masse de plomb opaque, la masse d'acier plus transparente. Le crâne donne 

 une image parfaite au tiavers de celle-ci. L'omoplate est, malgré son 

 épaisseur minime, parfaitement visible dans toute son étendue. 



A cette distance de '((io'"'" et après filtrage par le plancher, les radiations 

 qui viennent frapper la plaijue sont encore aisément absorbées, puisque 

 l'image d'une omoplate est possible. l'illes sont donc dangereuses pour 

 l'organisme humain. 



On sait que les plaques pholographi(|ues sont peu sensibles aux 

 rayons \; ceux de très courtes longueurs d'onde ne doivent vraisembla- 



