Io34 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



I. Le tube Lilienfcld a, dans Tesprit de son auteur, été construit pour 

 fonctionner exclusivement avec des tensions variables sinusoïdales ou pul- 

 satoires, afin d'obtenir de hautes densités électroniques instantanées au fo\er. 

 Dans le but d'utiliser uniquement la crête de ces ondes, h' circuit auxiliain- 

 est sliunté au nioxen dune résistance de l'ordre du mégoluii. Les onde- 

 appliquées aux deux circuits étant de même forme et en concordance de 

 pliase, [e faisceau catliodi(|ue est ainsi rendu pres([ue aussi homogène qu'il 

 l'est dans un tube à gaz « dur » fonctionnant avec la même onde. 



Ayant démontré récemment (') que la densité électronique au foyer ne 

 jouait aucun rôle appréciable ni sur la forme ni sur la grandeur de la 

 courbe spectrale du rayonnement émis, nous avons pensé que, de même que 

 pour le fonctionnement du tube Coolidge ( -), il s<M'ail avantageux d'utiliser 

 une tension constante produisant des rayons cathodiques strictement homo- 

 gènes. Nous avons effectivement observé que le tube fonctionne remarqua- 

 blement bien dans ces conditions. La différence de potentiel constante 

 nécessaire au circuit auxijiaire était prise sur la différence do potentiel 

 principale en intercalant une résistance de l'ordre de lo mégohms. Elle 

 peut être également fournie par une petite dynamo donnant quelques 

 milliers de volts : l'intensité du faisceau cathodique est alors réglée i-n 

 agissant sur l'excitation de cette dynamo. Ce montage supprime à la fois 

 les résistances en série et en dérivation qui sont fort encombrantes. On 

 peut dans ces conditions dépenser dans le tube d'une façon continue, grâce 

 à la ciiculation d'eau anticathodique, une puissance de l'ordre du kilowatt. 



Ce procédé d'alimentation fait bénéficier de tous les avantages que pro- 

 cure l'emploi d'une tension constante : possibilité d'effectuer d'une façon 

 evacte, au voltmètre électrostatique Abraham-V illard, la mesure et le con- 

 trôle permanent de la tension et de se placer ainsi dans des conditions de 

 fonctionnement définies pouvant être reproduites avec précision: excita- 

 tion d'un spectre de rayons X ayant la plus grande richesse possible en com- 

 posantes de courtes longueurs d'ondes et la plus grande pauvreté possible 

 en composantes de grandes longueurs; fatigue et usure moindres du fila- 

 ment et de l'anticathode ('). 



(') Annales de Physique, g^' série, l. 13, mars-avril 1920. p. 49-1 34- 



(-) H. Leuoix-Lebahi) et A. DAi:viLi.n;R, Comptes rendus, l. \{\i, 1916, p. !\oâ. 



(' ) Les installations qui utilisent des tubes LilienTcid fonctionnant sous 5oo pèriodi's 



auraient donc le plus ijrand avantage à être transformées en installations à tension 



ronstantr par l'adjomiion au\ deux transformateurs de Uénotrons et de condensateurs, 



iiiiiis il est évident <|u'un résultat éi|uiviilent serait obtenu avec une simplicité brau- 



