SÉANCE DU 2 MAI 1921. 1098 



ÉLECTRICITÉ. — Emploi de la lampe à trois électrodes pour la mesure des 

 courants d'ionisation. Note de M. J. Malasse^, présentée par M. E. Bouly. 



Les méthodes de mesure de l'intensité du rayonnement de Rôntgen, par 

 le courant d'ionisation que ce rayonnement détermine dans les gaz, 

 presque seules employées dans les recherches de laboratoire, sont peu uti- 

 lisées dans la pratique radiologique. 



Les travaux récents ont inoutré tout l'intérêt qu'il y aurait à en généra- 

 liser l'emploi. 



La lampe à trois électrodes, fonctionnant comme électromètre, permet 

 d'effectuer la mesure du courant d'ionisation d'une façon pratique, au 

 moyen du dispositif suivant. Un condensateur de capacité approprié à 

 l'intensité du courant à mesurer a l'une de ses armatures reliée à la grille et 

 à l'un des plateaux de la chambre d'ionisation contenant de l'air, l'autre au 

 pôle négatif d'une batterie de 4o volts, dont le pôle positif est réuni à l'ex- 

 trémité négative du filament. L'autre plateau est porté à un potentiel de 

 -f- 120 volts par rapport à ce filament. Une faible fraction de cette diffé- 

 rence de potentiel est utilisée pour porter la plaque à un potentiel positif. 

 Nous en préciserons la valeur ainsi que celle du courant du filament un peu 

 plus loin. 



Dans ces conditions, si l'on relie les deux armatures l'une à l'autre, on 

 porte la grille à un potentiel de — 4° volts. Un milliampèremètre intercalé 

 dans le circuit de plaque ne décèle donc aucun courant. Entre les deux pla- 

 teaux de la chambre d'ionisation, il existe une ditférence de potentiel de 

 160 volts, nécessaire pour obtenir le courant de saturation. 



Pour effectuer une mesure du courant d'ionisation, il suffira d'isoler 

 l'armature reliée à la grille. Les ions positifs se porteront sur le plateau 

 négatif et élèveront le potentiel de la grille. Pour une valeur bien déter- 

 minée de ce potentiel de grille et facile à connaître d'avance, pour — 4 volts 

 par exemple, le milliampèremètre dévie. Connaissant la capacité du sys- 

 tème, la variation de potentiel de la grille et le temps de la décharge, on en 

 déduit l'intensité moyenne du courant d'ionisation. 



Pour que cette méthode soit applicable, il faut que le courant de fuite de 

 la grille soit très faible vis-à-vis du courant d'ionisation à mesurer. La fuite 

 par isolement imparfait de la grille est tout à fait négligeable par rapport 

 aux courants d'ionisation qu'on peut obtenir entre deux plateaux de lo*^™ 

 de côté, distants de i*^™ pour un milliampère circulant dans l'ampoule. 



