Il62 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



variations de température et l'autre les variations de pression. Ces appa- 

 reils étaient supportés par le cerf-volant permettant de les placer au 

 voisinage immédiat du point d'évolution des oiseaux; au moyen de fils 

 électriques courant |le long du câble, on pouvait étudier du sol ce qui se 

 passait en l'air. 



1° Mesure des terapéralures. 



L'appareil employé est l)asé >ui' les vaiialions a\ec hi leinpéraliiie de la résistlbililé 

 du platine. 



H se compose d'une spirale en til de plaline de quelques centièmes de millimètre 

 d'épaisseur. Cette spirale est fixée au cerf-volant et réunie au sol par des fils élec- 

 triques. Elle forme l'un des bras d'un pont de Wliealslone dont les autres bras sont en 

 conslantan. Toute variation de la température près du cerf-volant se traduit par une 

 \arialion de résistance de la spirale, donc par une déviation du galvanomètre branché 

 sur la diagonale du pont de Wheatstone. 



Toutes dispositions ont été prises et vérifications faites pour que les indications de 

 l'appareil ne soient pas influencées par des causes secondaires (insolation, vitesse du 

 vent, etc. ). 



L appareil était réglé de telle sorte qu'une petite division de la règle graduée du 

 galvanomètre correspondait à une dilTérence de température de ,_'„ de degré cenligratle. 

 De plus l'appareil, ainsi que nous l'avons vérifié au laboratoire, se met en équilibre df 

 température avec l'air ambiant en moins de 3 secondes à ^\ de degré près. 



Cet appareil permet donc d'étudier avec beaucoup de précision les variations de la 

 température atmosphérique au point où se trouve le cerf-volant et par conséquent au 

 voisinage du vol à voile. 



2° Mesure des pressions. 



L'appareil se compose d'un récipient clos fixé au cerf-volant, thermiquement isolé 

 de l'extérieur (bouteille thermos). Il communique avec un manomètre à eau dont 

 les dénivellations sont fonction uniquement des variations de la pression atmosphé- 

 ri(|ue. Un procédé spécial, qui sortirait du cadre de celle Note, permettait, en élimi- 

 ■ nanl l'influence de l'obliquité du manomètre, d'étudier du sol les indications de 

 l'appareil au moyen d'un galvanomètre dont les déviations étaient fonction de la 

 \ariation de hauteur du liquide dans le manomètre. 



Nous avons obtenu les résultats suivants en observant simultanément la 

 marche du galvanomètre relié à un des appareils indicateur de température 

 et de pression, et l'inclinaison du vent sur l'horizon. 



Les variations do température, faibles en général, ne deviennent impor- 

 tantes que quand le \ent ne reste plus régiilièremont horixcmtal. En parti- 

 culier, au moment du passage d'une zone à composante ascendante (indi- 

 quée par la montée du cerf-volant), on constate presque toujours une 

 augmentation de température quelques secondes avant la montée du cerf- 



