117^^ ACADÉMIE DES SCIEN'CES. 



être tout autres que chez les éléments pins lourds. La lij;ne 1072, (jui sérail y^. 

 est encore beaucoup plus faible que la ligne 1026,47 (v, ), pendant que la 

 ligne io65,84, jusqu'ici appelée -,%, est d'une intensité encore assez grande 

 comparée à celle de Yd chose qu'on trouve en général pour la ligne y^ f'^s 

 éléments plus lourds. On ne peut encore savoir si les lignes i2o3,i et 

 loGjjSi appartiennent an tungstène. La première par exemple pourrait 

 être la ligne y.) du thallium. 



l'ji raison de ces faits, on commence à douter aussi de la classilication 

 des lignes y des terres rares proposée par l^Viman et lljalmar, qui ne 

 s'accorde pas avec les discontinuités L obtenues par Hertz. Des expériences 

 sont en cours pour étudier ces questions plus en détail. 



RADIO l.OG IF,. — A propos du danger des instalUitions nidiologiques. 

 Note (') de MM. 3Iaxi>ie Menard et Pestel. présentée par M. d'Arsonval. 



Tout le monde sait que, dans certaines conditions, l'exposition d'un 

 être vivant aux rayons X est dangereuse. Sans rappeler les accidents sur- 

 venus au début de l'application de ces rayons aux malades ou aux techni- 

 ciens, nous croyons devoir donner les résultats de nos expériences concer- 

 nant les dangers que pourraient courir des personnes se tenant dans une 

 pièce contiguë à une installation radiologique. 



E.rpérience n° 1. — Tube l'ilon (_) M', 1 loooo volts max., -i') iiiilliaiiipùres. Teni[)s 

 de pose : i5 secondes. 



Plaque e\lra-sensible placée dans un cli;"issis avec écran renfoiiateiif. 



Cloison en lariqnes de 10""' d'épaisseur (revêtement de plâtre sur chaque face) 

 interposée entre le tube et la pla(|ue sensible. 



Index de plonih mesurant 10 "" de côté et 7""" d'épaisseur ap[)liqué sur la plaque 

 sensible. 



Le faisceau des rayons X est dirigé sur la cloison, lanticatliode est à i'°,5o de la 

 cloison. 



Résultats : La silhouette de l'index de plomb est visible sur la plaque. 



(jC même index n'est plus visible si l'on place un patient entre la cloison et le tube. 



Expérience n" 2. — Le faisceau des rayons est dirigé sur un | lafond mesurant •1,5'"" 

 d'épaisseur constitué par des briques et gravais, le tout recciuvert par des petites 

 dalles de i"",;") d'épaisseur et formant le parquet de la pièce située au-dessus. 



Tube Coolidge, l,y[)e Standard, alimenté par une bobine ■>.■?"" d'étincelle entre boules 

 de 2'^'" de diamètre; 2,5 milliampères. 



Temps de pose : 1 heure. 



(') Séance du 2 mai 192 1. 



