SÉANCi; DU 9 MAI 1921. iinç) 



FjH plaque sensible et l'index de ploinl), coiiinie poiii- l'expérience n" I. 



Ki'sultat : la silhouelle de l'index de plomb n'est pas visible sur la pla(|ii('. 



E.rpérience n" 3. — ^ Les conditions expérimentales sont les mêmes que pour l'expé- 

 rience n° 2 avec cette dilTérence qu'un mur mesurant 5o'^'" d'épaisseur est interposé 

 entre le tube et la plaque sensible. Le mur est constitué par des pierres meulières 

 a\ec revêtement de plâtre de 2'"' d'épaisseur sur les deux faces. 



Résultat : la silhouette de l'index de plomb n'est pas visible. 



Ces expériences n'ont un réel intérêt qu'au point de vue des locaux exa- 

 minés et ne peuvent que donner une indication générale sur l'absorption 

 des rayons \ par certains murs ou certains plafonds. 



Sans attacher à ces expériences plus de valeur qu'elles ne le méritenl, il 

 convient de rappeler que le danger d'une installation radiologique est bien 

 plus évident pour les personnes qui se tiennent dans la pièce où est actionné 

 le tube que pour les personnes qui se tiennent dans la pi4ce voisine de cette 

 installation. C'est pourquoi les tubes à rayons X sont munis de cupules 

 S[)éciales dont le rôle est d'absorber les rayons nuisibles. Ces cupules pro- 

 tedtrices ont un pouvoir d'absorption des rayons X en rapport direct avec 

 la puissance même de l'inslallation. Tous les médecins radiologues avertis 

 savent que pour les installations actuelles les plus puissantes, celles utilisées 

 en France pour la radiothérapie profonde (200000 volts, /jo^'" d'étincelle 

 équivalente) une protection spéciale est établie. C'est ainsi que l'am- 

 poule est contenue dans une cuve de plomb élanche de 6™™ d'épaisseur et 

 remplie d'huile. Cette épaisseur de plomb, pour des rayons d'une longueur 

 d'onde donnée, ceux utilisés en radiothérapie profonde, ne laissent hltrer 

 que 36 millionièines de C inlensilé initiale. (^)uant aux rayons qui ne sont 

 pas absorbés par le patient, il suffit de fixer convenablement à la table 

 d'opération une lame de plomb d'épaisseur suffisante pour éviter le passage 

 des rayons à travers le plancher. 



Notre conclusion est que les voisins immédiats d'une installation radio- 

 logique, même très puissante, n'ont pas à craindre les effets nuisibles des 

 rayons X. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Une théurie de l'hydrolyse lente des sels. 

 Note de M. A. Tian. 



L'hydrolyse des sels est, comme l'on sait, une réaction d'ions. Cette 

 réaction devrait donc se produire dans tous les cas avec une vitesse extrê- 

 mement grande. H y a cependant de nombreux exemples de solutions 



