SÉANCE DU 27 JUIN I92I. 1653 



D'après celte théorie, il réi^^nerait à l'intérieur des étoiles une température 

 de quelques millions de degrés, température à laquelle l'intensité maxinia 

 de la radiation « noire » correspond à des longueurs d'onde de quelques 



Angstrônis. Les coefficients d'absorption calculés par M. Eddington pour 

 ces longueurs d'onde sont très inlerieurs à ceux qui leur correspondent 

 à la température ordinaire. Le savant astronome a interprété ce lait eu 

 supposant qu'à des températures aussi élevées, les atomes constituant la 

 matière stellaireont perdu un très grand nombre de leurs électrons internes 

 et sont devenus incapables d'absorber les radiations, du moins dans le 

 domaine spectral des rayons X très mous. 



Des calculs approximalils confirment cette manière de voir et montrent 

 <jue tous les anneaux périphériques, y compris les anneaux N, ne peuvent 

 résister aux chocs dus à une agitation thermique aussi intense. La corréla- 

 tion avec notre point de vue est évidente. 



PHYSIQUE. — Sur une trompe à mercure d'cncoinhr.^meiil réduit. Note 

 de M. G. Raxqle, présentée par M. H. Le (Thatcher. 



En vue de fournir aux laboratoires disposant de crédits restreints un 

 moyen de faire des vides de Tordre du centième de millimètre, nous avons 

 mis au point un appareil de faible encombrement, peu fragile, et n'uti- 

 lisant que 400° de mercure environ; cet appareil est de construction 

 relativement facile et fonctionne au moyen d'une trompe à eau ou d'une 

 machine pneumatique ordinaire, car il ne nécessite qu'un vide auxiliaire de 

 <Jo"'" à 80'"'" de mercure. A partir d'un vide préliminaire de 200°"° on 

 obtient en un quart d'heure environ le vide cathodique dans un récipient 

 de 5o™\ 



L'appareil esl consliUié par un réservoir cylindrique R, empli de mercure jusqu'au 

 voisinage de E, qui alimente par le robinet K et le tube Q, la cliule H de la trompe. 

 Le tube de chute P recourbé à sa base se termine' dans une ampoule D, qui commu- 

 nique en F avec le tube de remontage S. L'extrémité M de ce tube, munie d'un robinet, 

 sert de rentrée d'air et l'autre extrémité aboutit en E au réservoir R dans lequel on 

 fait le vide auxiliaire par l'ajutage C. Ce réser\oir a une longueur de 20''" environ 

 au-des-ous de \Z pour éviter l'entraînement de l'air par le mercure. 



Le fonctionnement repose sur les différences de pression réalisées entre les points 

 H,E et F. La pression en H est inférieure de plusieurs centimètres à la pression en 

 E, ce qui permet l'écoulement du mercure par le tube O; la pression en F esl supé- 

 rieure à la pression en E grâce à la rentrée d'air M qui ell'ectue le remontage du 

 mercure par S, mais comme celte rentrée d'air est très faible celte pression ne dilTére 



