i654 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de la pression en II (|ue d'une dizaine de cenlimélres: il reste ainsi sur le tube P un 

 espace de ^5"" environ dans lequel se fail la chute rapide du mercure. On règle la 

 vitesse de circulation du mercure à l'aide des robinets K et M. 



Pour vider un récipient on le soude en A. on ferme les robinets K et M. puis on fait 



le vide par (.] aussi loin que le permet Inppareil employé. Jusqu'à ce que la pression 

 dans le récipient ait atteint une valeur voisine de celle du \ide auxiliaire, lesi;a/. 

 s'écliappent à travers le mercure de l'ampoule D: on ouvre alors le robinet K, puis un 

 peu le robinet M et l'on ferme lentement le robinet L; la pression monte dans la' 

 trompe jusqu'à réaliser les conditions du fonctionnement. 



Le vide étant fait dans le récipient, pour le remplir d'un ga/ particulier, on amènr 

 ce gaz en M pendant le fonctionnement, puis on ferme K et L; le gaz rentrant en M 

 refoule le mercure de l'ampoule D dans l'ampoule O. puis traverse ce mercure pour 

 emplir le récipi('nt. ( hi remet ensuite en marclie comme il est indiqué ])récédemment. 

 Pour arrêter l'appaieil à un instant quelconque, il suffit de fermer les trois robinets 

 K . M, L dans cet ordre. 



(3n peul Cacileiiient consLruire de tels appareils comportant plusieurs 

 cJuiles et un seul tube de remontag'e, ou en grouper plusieurs en paiallèle 

 pour obtenir plus rapidement le vide. 



U importe de remarquer (]ue la forme dr la chute inllue beaucoup sur la 

 rapidité du fonctioiiueincnl : la forme adoptée {]) donne des cliapelels très 

 ré^^uliers entre de lariics limites de débil. taudis (pie la forme (II) ne possé- 

 derait celte régularité que pour un débit bien délini. 



