ACADÉMIE DES SCIENCES. 



SÉANCE DU LUNDI 18 JANVIER 191.^. 



PRÉSIDENCE DE M. Ed. PERRIER. 



MÉMOIRES ET COM3IUIVICVTIOIVS 



DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 



ASTRONOMIE. — Sur la détermination précise de la coUimaiion des lunettes 

 méridiennes non retournables . Note de M. .\Iauru:e Hawy. 



La mesure de la collimalion d'une lunette méridienne nécessite la con- 

 naissance de la lecture Y^ du tambour micrométrique, lorsque le fil mobile 

 passe par la trace, sur le plan du micromètre, de l'axe optique perpendiculaire 

 à l'axe de rotation de l'instrument. Quand la lunette est retournable, cette 

 constante se détermine en pointant l'image d'une mire, avec le fil mobile, 

 avant et après retournement, et en notant les divisions du tambour en 

 coïncidence avec l'index. La moyenne des deux observations fournit Y^. 



L'opération est moinssimple quand on a affaire à un instrument qui ne se 

 retourne pas. On se sert alors de deux collimateurs A et B, disposés hori- 

 zontalement, l'un au nord, l'autre au sud de la lunette, après avoir amené 

 au parallélisme leurs axes optiques. La moyenne des pointés exécutés 

 successivement sur les images des croisées de fils, placées aux foyers de ces 

 appareils, donne V^,. Le réglage des axes optiques s'obtient d'ailleurs en 

 observant, avec le collimateur A, l'image de la croisée appartenant au 

 collimateur B et en superposant cette image à la croisée du collimateur A. 



L'ouverture utile des collimateurs employés, dans les applications de 

 cette méthode, est toujours notablement inférieure à celle de la lunette, 

 parce que les visées s'effectuent à travers des fenêtres percées dans les faces 

 du cube central de l'instrument, fenêtres dont le diamètre est nécessairement 

 assez restreint, vu le peu d'espace libre à l'intérieur du cube. Or il peut 



C. R., 1915, ^"Semestre. (T. 160, N» 3.) ^^ 



