SÉANCE DU 2 5 JANVIER I9l5. Il3 



optiques des lunettes L,, Lo font un angle qui reste bien constant pendant 

 la période des observations, à tout instant on pourra, par exemple, lui 

 comparer la distance angulaire /?,po et déterminer différentiellement ses 

 variations. De même on pourra comparer différentiellement et par le moyen 

 des micromètres deux arcs célestes Pip^-, p\p'i ^^ position quelconque sur 

 le ciel visible, mais peu différents l'un de l'autre en grandeur. . 



La condition essentielle à remplir est donc que pendant la durée des 

 observations les axes optiques des deux lunettes L,, Lo soient comme inva- 

 riablement liés. 



Pour cela, le plateau métallique P qui les porte est fortement nervure; 

 en outre, les tubes des lunettes, formés du même métal que le plateau P, 

 lui sont attachés chacun, dans telle position qu'on veut, compatible avec 

 les axes «,, a^^ par deux colliers venus de fonte avec les tubes et situés près 

 des extrémités de ceux-ci. En face le chemin circulaire que peut parcourir 

 chaque collier, en raison du déplacement des lunettes autour des axes a,, «o, 

 le plateau porte une rainure à travers laquelle passent des vis de serrage 

 qui vissent dans le collier. 



Par ce moyen, les tubes des lunettes L,, L^ font corps, en quelque sorte, 

 avec le plateau P; leurs tubes ne peuvent fléchir parce qu'ils sont main- 

 tenus par des points assez voisins de leurs extrémités, et les dilatations ne 

 peuvent les déformer parce qu'ils ne sont fixés qu'en deux points et à un 

 plateau de même matière. 



Reste à assurer l'immobilité du micromètre et de l'objectif de chaque 

 lunette. On peut dire que les modes habituels de fixage ont fait leurs 

 preuves, puisqu'ils ne prêtent à aucune critique dans les cercles méridiens 

 employés aux déterminations absolues, quoique ces instruments soient 

 soumis à des déplacements angulaires considérables. 



Pour le micromètre, il suffit que les colliers de serrage soient assez forts. 



Pour l'objectif, les mouvements qui changeraient sa distance au plan 

 des fils micrométriques ne sont guère à redouter; et l'on se prémunirait 

 contre les mouvements qui changent la collimation en maintenant les 

 verres par deux ressorts appuyant la tranche de ces verres contre un appui 

 fixe dans le barillet : par ce moyen, j'ai pu supprimer, dans une lunette 

 méridienne, des variations qui se produisaient dans la collimation quand 

 on déplaçait cette lunette. 



Pour éviter toute dilatation anormale, le plateau P et tout ce qu'il porte 

 serait enveloppé de matières isolantes. 



Cet instrument est donc une sorte de comparateur angulaire propre à la 



