170 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Enfin, dans la pratique chirurgicale, les cas précis mis à part, il facilitera singuliè- 

 rement l'extraction des sahles métalliques magnétiques, détergeant ainsi rapide- 

 ment une plaie complexe. 



Or, dans tous ces cas, nous considérons que l'attraction massive, à distance sans 

 intermédiaire, peut ne pas suffire ou encore être nuisible. 



C'est donc pour satisfaire aux besoins de la pratique et pour étendre le 

 champ des applications que nous avons songé à rendre mobiles (tout en 

 conservant une très puissante action) les extrémités polaires de l'électro- 

 aimant, leur donnant des formes pratiques pour les recherches opéra- 

 toires : sondes droites coudées, lamellaires, pouvant se fixer sur une arti- 

 culation magnétique spéciale ou, en plus de cette dernière, sur un bras 

 souple, sorte de ressort, et mieux encore, des sondes d'une longueur 

 capable de diriger, en les canalisant, une grande quantité de lignes de 

 forces pour agir efficacement sans aucun lien matériel avec l'électro- 

 aimant. C'est ainsi qu'un éclat d'obus pesant 9» a pu recevoir une attrac- 

 tion mesurée à 200^^, la sonde se trouvant à i^"^ de l'électro-aimant ; et une 

 attraction de 4^0^, la sonde se trouvant à i5*^™ de l'électro-aimant. 



On peut donc ainsi travailler à des distances variant de 5*^'" à 3o''" de 

 l'appareil, la sonde subissant un efiort magnétique qui ne gêne en rien la 

 souplesse de main. 



Lorsqu'il est indispensable d'obtenir un effort maximum, l'articulation 

 avec le noyau magnétique se fait au moyen d'une rotule à surface sphé- 

 rique d'un rayon plus faible que celui de la partie femelle creusée à l'extré- 

 mité utile de l'éleclro. L'adhérence magnétique de ces deux pièces est 

 énorme; malgi^é cela, la mobilité reste parfaite. Les pièces que nous vous 

 présentons ne sont pas autre chose que des milieux de grande perméabilité 

 canalisant le flux magnétique, et permettant de porter à l'intérieur de 

 l'organisme des aimants puissants. 



Enfin, l'appareil entier est mobile en tous sens, grâce à un support arti- 

 culé; celui-ci porte en même temps l'interrupteur de courant manœuvré 

 par le pied de l'opérateur. 



Une chemise métallique facilement aseptisée entoure l'extrémité de 

 l'électro-aimant; les pièces mobiles peuvent être stérilisées par tous pro- 

 cédés connus. 



Les premières expériences ont été faites à la Ferté-Vidame et à Paris; 

 M. Brandt a fait des recherches au moyen d'appareils de puissances 

 diverses et nous avons pu contrôler les effets produits. 



