45o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rayons A', ou branché sur une phase de courant triphasé^ peut servir^ par les 

 vibrations provoquées dans les parties voisines^ à déceler et localiser un projec- 

 tile magnétique^ inclus dans les tissus vivants; 



1° Le chirurgien peut se renseigner lui-même, parla perception sous le doigt, 

 des vibrations induites et être guidé ainsi, avant et pendant l'acte opératoire, 

 sur le projectile à extraire. 



RADIOGRAPHIE. — De l'emploi du tube Coolidge dans les applications médico- 

 chirurgicales des rayons X. Note (') de MM. Belot et Maxime Ménahd, 

 présentée par M. d'Arsonval. 



On sait que les résultats de la radioscopie, de la radiographie et de la 

 radiothérapie dépendent d'une série de facteurs dont l'un des plus impor- 

 tants est le fonctionnement du tube producteur des rayons X. Nous croyons 

 être les premiers en France à avoir recherché quels sont les avantages que 

 peut donner à la radiologie médico-chirurgicale l'utilisation du tube inventé, 

 en Amérique, par Coolidge. Nous dirons dès maintenant qu'il réalise un 

 très grand perfectionnement sur les tubes actuellement en usage. 



Le tube Coolidge est basé sur un principe nouveau et fonctionne par 

 décharge d'électrons indépendants. 



On sail (lue les corps incaiidescenls émelleiil des éleclrons selon une fonction bien 



déterminée de la température 1 loi de Hicliardson : izzzai/'ïe— dans laquelle T est 



la température absolue, c la base des logarithmes népériens, a une constante indi- 

 quant la concentration des éleclrons sur le corps incandescent, b le travail nécessaiie 



pour produire des éleclrons à la surface du métal |. A l'inverse des tubes actuels, il 



ne semble pas y avoir d'ions à l'intérieur de ce tube, par suite du vide presque absolu. 

 Pour obtenir cette d-ëcliarge d'électrons, il suffit de porter à l'incandescence la 

 cathode d'un tube complètement vidé, et l'on voit l'espace qui sépare les électrodes 

 devenir conducteur. La cathode est formée d'un (ilament métallique chaulTé par un 

 courant électrique auxiliaire et le tube est relié à la source de haute tension, suivant 

 le mode ordinaire. Le passage du courant s'efi'ectue ainsi, grâce à une production 

 d'électrons, indépendants du courant piincipal. 



Ce tube, réalisé en France par M. Pilon, est d'un emploi facile dans les 

 diverses applications médico-chirui'gicalesdes rayons X. Il se compose d'une 



(') Séance du :!(| uuus iq!5. 



