452 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rature auquel la porte le courant de la batterie d'accumulateurs 1). Le cou- 

 rant de haute tension qui, venant de l'anode A, passe par le cylindre de 

 molybdène M, sert de vecteur aux électrons dégagés; ils sont donc dirigés 

 sur l'anticalhode (faisant fonction d'anode) et donnent naissance, en la 

 rencontrant, aux rayons de Rôntgen. 



Pour mettre le tube en marche, on fernie le courant de la batterie d'ac- 

 cumulateurs sur la spirale de tungstène; on l'amène au degré d'échaufïe- 

 ment nécessaire pour produire la décharge voulue d'électrons. Dès que la 



Fiii. 3. — Installation S('hérnati(|ue du liihe ('.oolidge. 



T, tiilie. — S. spinlermèlre. — M, miliiampcremètre snr la liante tension. 



lî, résistance du cinnit de chauffage. — \. anipèicmétre. — P., accumulateurs. 



spirale est chaude, on fait passer le courant de haut potentiel en fermant 

 l'interrupteur 1, 



Le fonctionnement de ce tube a été heureusement modifié par M. Pilon 

 qui est parvenu à obtenir le refroidissement de l'anlicathode parles moyens 

 habituellement en usage pour les tubes actuels {fi<^. i). 



Les principales caractéristiques du fonctionnement de ce tube sont les 

 suivantes : 



i" Lorsque la spirale n'est pas chauffée, aucun courant ne passe dans le 

 tube, (pielle que soit la dillerence de potentiel appliquée (looooo volts et 

 plus) ; 



2" Le courant ne passe dans le tube que dans une seule direction; 



3° Le pouvoir de pénétration des rayons X est seulement déterminé par 

 le voltage aux bornes du tube; 



4" Une fois réglé, le fonctionnement du tube est toujours le même; 



.5*' Pi'ndant la marche, on ne constate pas de tluorescence du verre; 



