590 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



L'appareil se compose de trois segments articulés, d'une bielle et d'un 

 ressort. Les segments représentent la cuisse, la jambe et le pied. 



L'amputé, par la contraction des muscles de son moignon, projette 

 l'appareil en avant. Celui-ci prend contact avec le sol par l'extrémité 

 postérieure, calcanéenne de la semelle plantaire. Sous l'influence de la 

 pression, la semelle tourne autour de Tarticulation qui la joint à la tige 

 représentant le tibia. Des deux angles qu'elle fait avec celte tige, le posté- 

 rieur se ferme, l'antérieur s'ouvre. C'est l'inverse qui se produit quand le 

 centre de gravité du corps a passé en avant de l'appareil, parce que l'appui 

 se fait alors sur la partie antérieure de la semelle plantaire. 



En employant le langage physiologique, on peut dire que la semelle 

 plantaire se porte alternativement en flexion et en extension. Ces mouve- 

 ments de pédale se font avec une grande énergie, énergie évidemment 

 variable avec la masse du corps et sa vitesse, mais par là même propor- 

 tionnée au but à atteindre. 



Il est facile de les utiliser au moyen d'une bielle. 



Cette bielle, antérieure et parallèle à la tigequi représente le tibia, étant 

 articulée en bas avec la semelle plantaire, en haut avec un levier lié aux 

 tiges qui représentent le fémur, produira dans l'articulation correspondant 

 au genou des mouvements alternatifs de flexion et d'extension, commandés 

 par les mouvements de la semelle plantaire et qui se feront pendant la 

 marche aux mêmes moments que ceux d'un membre véritable. Il est aisé, 

 en réglant convenablement la longueur des leviers, de leur donner la même 

 amplitude qu'à ceux du membre sain. 



Grâce à cette flexion automatique du genou, le centre de gravité du 

 corps n'a pas besoin de s'élever autant pour dépasser la verticale du point 

 d'appui du membre artificiel, et le sautillement est évité. 



En outre, une partie de l'énergie cinétique qui produit la flexion est 

 emmagasinée dans ce ressort, qui la restitue pour ramener le membre en 

 extension. 



Ainsi, ce nouvel appareil exécute automatiquement des mouvements en 

 quelque sorte physiologiques. Non seulement il dissimule Tinfirmilé, mais, 

 ce qui est plus important, il facilite beaucoup la marche. 



