SÉANCE DU 3 MAI I9l5. 5ç)'] 



au-dessus d'une gouUière inclinée, en zinc, formée de deux parties qui chevauchent 

 légèrement l'une sur l'autre. Chacune de ces parties tend à être entraînée par un 

 ressort indépendant dont le déclenchement est commandé par un bouton. En 

 appuyant sur le bouton correspondant à la moitié inférieure de la gouttière, les deux 

 parties se séparent laissant entre elles un vide par lequel passent les gouttes. Lors- 

 qu'on a recueilli le nombre voulu de gouttes, il suffit de presser le bouton qui com- 

 mande la moitié supérieure de la gouttière pour obturer l'orifice. On remonte ensuite 

 les deux parties de la gouttière en vue de l'expérience suivante. Pendant toute la série 

 des mesures faites sur un même tube, l'écoulement par l'orifice reste ininterrompu. 



Le vase qui sert aux pesées est un vase à précipités dans le col duquel on a mastiqué 

 un tube droit qui descend jusqu'à quelques millimètres du -fond. Cette disposition a 

 pour elfet d'empêcher le rejaillissement du liquide à l'extérieur, lorsqu'on recueille 

 les gouttes. Le tube peut être fermé à l'émeri. Lorsque le bouchon est en place, la 

 perte de poids par évaporation n'excède pas i™? par 2^ heures ; elle est corirplètement 

 négligeable en cours d'opération. 



L'ouverture momentanée de la cage de la balance détermine, du côté ouvert, des 

 variations de température qui peuvent fausser les mesures de quelques dixièmes de 

 milligrammes. On a soin d'attendre que le poids indiqué reste stationnaire. Après 

 chaque déplacement au cathétomêtre, on attend également quelques minutes pour 

 permettre à la vitesse de chute de prendre sa nouvelle valeur de régime. L'ensemble 

 des opérations sur un tube ne dure d'ailleurs que quelques heures, et se fait par 

 conséquent à température sensiblement constante. 



Le diamètre intérieur des tubes expérimentés a varié depuis o""^,/| 

 jusqu'à 2"'"\4; le diamètre extérieur, de 2"^"% 3 à 7"'"'; le rapport des 

 deux diamètres, de ^^ à ^. 



Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 



1° Le produit du diamètre intérieur il par l'intervalle de chute T cor- 

 respondant au premier maximum est un nombre constant A ou un mul- 

 tiple simple de ce nombre. Depuis la fréquence zéro jusqu'à celle qui 

 correspond au premier maximum, le poids varie à peu près linéairement 

 avec la fréquence (après le passage, la variation en sens inverse est 

 beaucoup plus rapide). La droite ainsi définie détermine par extrapolation 

 le poids P^ correspondant à la fréquence nulle. Cela posé : 



2° Le quotient par le diamètre inlérieur d de l'augmentation de 

 poids — P,„ — P^, de la goutte depuis l'origine jusqu'au premier maxi- 

 mum est un nombre constant B, ou un multiple simple de ce nombre. 



3** Le quotient du poids origine P„ par le diamètre extérieur D est un 

 nombre constant C. Ce nombre C est d'ailleurs différent de B. En outre, il 

 n'est pas le même pour les tubes de diamètre supérieur à 5""" que pour les 

 tubes de diamètre inférieur. 



