6-8 ACADÉMIE DES SCIEKCES. 



enfin sur de Teau distillée. Ces expériences ont été faites à la température 

 de 1 2", 5. Voici les résultats obtenus : 



Constante (:-y|>illairc 



Di Itère nce ■ - — — ^— ^ 



de à 12°, 5 à 0" 



Salinité liautciir (en nrigr (en mg 



Liquide. Densité, (en millièmes), (en mm). par mm). par mm). 



Eati de mer artificielle, i ,o35o i\o,oo ^8,oS 75-^87 7,812 



Eau de Monaco i ,o3o3 37,70 48)4o 7,5.53 7^778 



Eau diluée (1) 1,0222 27,64 48,44 7,5o2 7,7'''7 



» (2). r,oi53 19, o5 48,48 7^459 7,684 



» (3) 1,0081 10,10 48,53 7,4 'o 7,635 



Eau distillée 1,0000 0,00 48,5(> 7,^57 7,582 



Le coefficient de température a pour valeur moyenne o,oi8, soit environ 

 ^ par degré. 



On voit, par l'examen des résultats précédents, que la constante 

 capillaire de l'eau de mer de salinité moyenne de j^ et de 7'"'^', 75 par 

 millimètre, a une importance considérable dans les mesures aréomé- 

 triques. Un aréomètre dont la tige a 4"'"' de diamètre subit, de haut en bas, 

 du fait de la capillarité, une traction égale à 97™^, c'est-à-dire à près 

 de 1*^^. Le volume total d'un tel instrument étant de 88*^"'', cela correspond 

 à une erreur de ^, c'est-à-dire de plus de j^. Quant aux variations 

 de la constante capillaire dont la valeur, qui croît linéairement, va de 

 7,58 à 7,77, c'est-à-dire qui atteignent environ ^ de sa valeur numé- 

 rique, elles affectent la dernière décimale de la densité. 11 est donc 

 essentiel d'en tenir compte dans la construction des aréomètres. Si l'on 

 gradue ces instruments par comparaison avec un étalon construit en tenant 

 compte de la valeur de la constante capillaire, les divisions ne seront exactes 

 que sous la condition qu'on ait 



P P 

 7 -K' 



pciV étant les poids respectifs de l'aréomètre et de l'étalon, ret R les rayons 

 respectifs de leurs tiges. 



