688 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de ia feuille d'acier mince et percée, en son centre, d'un trou circulaire ( l'axe de la 

 baguette est un diamètre de ce trou). 



Techniqui: oi'ÉUATOifiE. — Avec ce matériel, on peut réaliser en 

 20 minutes une localisation, par la série suivante d'opérations : 



i" Immobilisalion du sujet. — Le sujet est étendu sur la planche, dans 

 la position choisie, et l'on moule contre lui, avec les poutrelles, deux ou 

 trois surfaces d'appui. 



11 suffit de passer la face arcansonnée dans une flamme d'alcool et de 

 l'appliquer fortement pour coller les poutrelles sur la planche ou les unes 

 sur les autres (on les décolle, dans la suite, en les frappant d'un coup sec). 



2" Repérage du corps par rapport à la planche. — Le compas est collé, 

 par son support, sur la planche. On règle les joints variables pour que 

 les trois bras repéreurs viennent toucher le corps en trois points qu'on 

 marque d'une façon indélébile sur la peau. On bloque alors tous ces joints, 

 et l'on détache le joint fixe, pour enlever le compas. 



3° Repérage du projectile par rapport à la planche. — L'ampoule étant 

 en place, on colle sur la planche deux viseurs, et l'on amène les ombres 

 de leurs croix sur celle du projectile (il est bon pour cela que les deux 

 croix soient construites inclinées à 45*^ l'une par rapport à l'autre). Les 

 trous de ces deux viseurs déterminent alors une droite qui passe par le 

 projectile. 



l^n plaçant l'ampoule dans une autre position, on pourra de même 

 détei^miner une deuxième droite passant par le projectile. Leur inter- 

 section repère la position de celui-ci, avec une précision d'autant meilleure 

 qii'elles font entre elles un angle plus grand. 



On enlève le sujet, après avoir contrôlé avec le compas qu'il est resté 

 parfaitement immobile. On enfile deux aiguilles d'acier dans les deux 

 couples de viseurs, et l'on repère leur point de rencontre () avec la pointe 

 d'un petit trusquin collé sur la planche : on peut alors enlever les viseurs. 



i\'^ Repérage du projectile par rapport au corps. — On remet le compas 

 exactement en place, grâce à son joint ajusté. On fixe alors dessus, par 

 un joint réglable, le bras-guide, de telle façon que l'aiguille localisalricc 

 vienne passer en O, et l'on serre sur cette aiguille un butoir, qui l'arrêle 

 dans son manchon-guide (piand sa pointe arrive en O, 



