SÉANCE DU 7 JUIN igiS. 78 1 



plusieurs mois sans l'appareil prothétique utile, et ainsi perdent de leur 

 valeur fonctionnelle. Ce point mérite de retenir Tattention des chirurgiens. 



L'amplitude des mouvements et la force musculaire sont les facteurs 

 essentiels du travail physique. Qu'il s'agisse de manœuvrer un marteau, 

 une grosse lime, une varlope, de tourner une manivelle, d'actionner une 

 pédale, toujours l'effet utile dépend de V amplitude du mouvement et de la 

 force déployée. 



Nous reviendrons sur les résultats édiliants acquis en observant ces 

 règles directrices. ?Sous décrirons, en attendant, un instrument qui permet 

 de mesurer les valeurs des déplacements angulaires des membres et les efforts 

 absolus des groupes musculaires pour tous les degrés de flexion à considérer. 



Uarthrodynamométre, que nous avons imaginé et fait construire, se 



compose de deux règles plates en acier, articulées en compas. Elles 

 tournent à frottement faible autour de l'axe et donnent tous les angles de 

 flexion, pratiquement utiles, soit entre 1 So'' et 35°. L'usage de l'instru- 

 ment en fera comprendre, comme nous allons voir, la disposition. 



1° Mesure des déplacements angulaires des membres. — L'arlliiodynamomètre 

 s'applique sur deux segments du membre, de part et d'autre de rarticulation. Il est 

 muni, à cet effet, de bretelles élastiques très résistantes, fixées à des bracelets ouverts, 

 en acier mince et souple. On serre fortement pour que l'attache soit solide, elle ne 

 gène pas cependant le gonflement des muscles quand ils se contractent. 



C. R., 1915, i" Semestre. (T. 160, N» 23.) 97 



