SÉANCE DU l4 JUIN igiS. 781 



MÉDECINE. — Vibrations provoquées par V électro-aimant à courants alterna- 

 tifs, dit électro-vibreur, dans des corps voisins non magnétiques. Note 

 de M. J. Bergonië, présentée par M. d'Arsonval. 



Lorsqu'on utilise un électro-vibreur absorbant une puissance de 8 à 

 10 kilowatts (puissance apparente), on peut constater qu'au voisinage de 

 son noyau à peu près tous les corps métalliques vibrent, même ceux qui ne 

 sont pas magnétiques. 



Si l'on s'arrange pour que le flux de force embrassé par les divers échan- 

 tillons métalliques qu'on présente à l'électro-vibreur soit sensiblement le 

 même, les vibrations perçues par le toucher sont d'autant plus fortes que 

 le produit de la résistivité parla masse de l'échantillon est plus faible. C'est 

 ainsi que nous avons pu classer les échantillons dans l'ordre suivant : 



Chaleur 

 Métaux. Densité. Résistivité. spécifique. Produit. 



Ag 10,40 1,46 o,o56 o,85 



Au 19,34 2 o,o3i 1,19 



Cu 8,g5 1,58 0,093 i,3i 



Al 'î,56 ^,90 0,22 1,63 



Zn , 7,^-9 5,61 0,093 3,73 



Sn 7,16 i3,i8 o,o54 5,18 



Pt 21,5 9,0 o,o32 6,19 



Pb. 11,34 19,14 o,o3o 6,5i 



Fe 7,8 9)69 0,116 8,76 



Hg 13,59 94,07 o,o33 42,18 



que vérifie l'expérience; l'aluminium vibrant très fort, le cuivre et l'argent 

 sensiblement moins, l'or et le zinc à peu près également : le maillechorl, le 

 platine et le plomb étant fort difficiles à faire vibrer, et le mercure à peu 

 près impossible. 



Toute l'énergie induite ne se dissipe donc pas dans ces corps sous forme 

 de courants de Foucault et de chaleur, une partie entretient des vibrations 

 qu'on peut même rendre très sonores par une forme appropriée du métal. 



Au point de vue pratique, qui nous occupe seul en ce moment, de déceler 

 les projectiles et guider le chirurgien dans leur extraction, la possibilité de 

 mettre en vibration, quoique beaucoup plus difficilement, certains corps 

 non magnétiques en aluminium, cuivre, laiton, zinc, pouvant, avec la variété 



