SÉANCE DU l4 JUIN IQlS. y83 



Topération sans le concours de cet appareil aurait été infructueuse ou tout 

 au moins très laborieuse. Ce porte-aig-uilie électrique est, au cours de 

 rintervention et entre les mains d'un chirurgien un peu méticuleux, un 

 instrument donnant des indications certaines dans l'exploration du champ 

 opératoire et de son voisinage. Lorsque la situation du projectile est déter- 

 minée par la radiographie, le palper, l'électro-vibreur de d'Arsonval et 

 Bergonié ou par toute autre considération clinique, on peut même aborder 

 directement la recherche du corps étranger, en enfonçant l'instrument à 

 travers les téguments. 



Ce petit appareil est composé de trois parties : une aiguille creuse de 

 Pravaz, le porte-aiguille et un embout creux isolant les réunissant. Le porte- 

 aiguille est réalisé avec un porte-plume métallique, vendu dans le com- 

 merce o*^'', 5o. L'aiguille centrale est une aiguille à tricoter, amincie, s'il 

 est nécessaire, par l'acide nitrique et vitrifiée dans toute sa partie infé- 

 rieure. On assure ainsi un isolement parfait entre elle et l'aiguille creuse 

 qui l'entoure et l'on rend possible la stérilisation par flambage, ce qui ne 

 pourrait se faire avec tous les autres isolants communément employés. 

 Cette aiguille est soudée dans l'axe d'une petite tige filetée vissée plus ou 

 moins (suivant la longueur dont on veut faire déborder l'aiguille pleine en 

 dehors de l'aiguille creuse) dans un piston de cuivre mobile à frottement 

 doux dans le porte-aiguille et servant de guide à l'aiguille. Un ressort 

 à boudin, réglable dans de larges limites en coulissant plus ou moins les 

 deux tubes constituant le porte-aiguille, donne la pression nécessaire pour 

 le retrait de l'aiguille pleine dans l'aiguille creuse. 



Lorsque l'instrument est intercalé dans le circuit d'une pile et d'une 

 sonnette, si l'on touche un objet métallique, le contact se fait d'abord par 

 la pointe centrale seule. La pression opère le retrait de l'aiguille centrale 

 dans l'aiguille creuse qui vient ainsi toucher aussi le corps métallique et 

 établir le circuit électrique faisant résonner l'appareil. Enfin, si l'on tire 

 sur l'extrémité de l'aiguille pleine pour en opérer le retrait dans l'aiguille 

 creuse, la sonnerie cesse. 



Il existait bien un instrument analogue à ce porte-aiguille électrique, 

 imaginé dans le même but : c'est la sonde de Trouvé. Elle donne des indi- 

 cations si peu sûres que son emploi est devenu de plus en plus restreint. 

 Cette sonde, formée d'un cylindre métallique creux et d'un axe métallique 

 qui en est isolé, peut affecter trois dispositions dans son extrémité termi- 

 nale. La tige centrale ne dépasse pas le plan de section {fig. i), elle est 

 dans ce plan de section i^fig. 2} ou bien elle le dépasse légèrement (^^. 3). 



