SÉANCE DU 21 JUIN IQlS. 8o3 



TECHNOLOGIE. — Sur la rjiesure de r imperméabilisation des draps et tissus 

 militaires. Note (') de M. G. -A. Le Roy, présentée par M. Ch. Moureu. 



J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie un nouvel appareil destiné à 

 mesurer dans des conditions comparatives de pressions, surface, durée, 

 température, etc., la non-perméabilité par l'eau, des tissus et particulière- 

 ment des draps employés pour les uniformes militaires. 



On sait quelle est l'importance de la question de l'imperméabilité à l'eau 

 et à la pluie des vêtements et effets de campement de troupes. L'impor- 

 tance de la question est accrue à l'heure actuelle, du fait de l'ampleur de la 

 guerre et des éventualités de continuation de la campagne pendant la 

 mauvaise saison prochaine et ses intempéries. 



Cependant la détermination du pouvoir d'imperméabilité par l'eau, rela- 

 tive ou absolue, pour un tissu envisagé, ne paraît pas avoir encore fait 

 l'objet d'un accord entre les techniciens. En effet, les modes d'essais men- 

 tionnés par les auteurs sont rudimentaires et insuffisants, ils se résument à 

 façonner le tissu en cuvette ou poche, à l'emplir avec de l'eau et à cons- 

 tater c^e visu s'il y a ou non filtration ou suintage à travers l'étoffe. 



Le présent appareil que je dénomme imper mèahilimètre a pour but de 

 remédier à cette lacune. 



Il est constitué (voir la figure) par un manchon en verre, ouvert aux deux extré- 

 mités, ayant iC^™ à lo*^"" de hauteur et lo*^™ de diamètre intérieur; ce manchon 

 (A), gradué en hauteur par centimètres, est mastiqué par son extrémité intérieure 

 dans une bague ou collier (B) en laiton, qui est muni d'une bride (C) avec trous 

 pour le passage d'écrous-boulons (E) destinés à assujettir par serrage une contre- 

 bride mobile (D). C'est entre (C) et (D) qu'on place le disque de 12''™ de diamètre 



(F) de tissu ou drap, qui a été découpé dans la pièce dont on veut évaluer le degré 

 d'imperméabilisation. D'un autre côté, sur la tige métallique d'un support Irépied 



(G) muni d'un système de genouillère (G,) et isolé électriquement par une partie 

 médiane (Gj) établie en ébonite ou analogue, on a soudé à demeure un disque rigide 

 en laiton doré (H) de 10'="^ de diamètre, sur lequel on place un disque en papier mince 

 (papier à filtrer ou papier de soie) (I) qui a été préalablement trempé dans une 

 solution aqueuse de sulfate de potassium, puis séché, et dont le périmètre, sur 

 1'='° environ, est isolé par paraffinage ou vernissage; finalement, sur le papier on 

 place un disque de lo^"" de diamètre (J) en toile métallique très mince et à larges 

 mailles, qui est en platine ou en cuivre doré. Les choses étant ainsi disposées, on relie 



(') Séance du i4 juin /go. 



C. R., 1915, I" Semestre. (T. 160, N» 25.) 10^ 



