SÉANCE DU 21 JUIN IQlS. 8o5 



tillée, en opérant de i5 à lo centigrades, jusqu'à une hauteur déterminée 

 sur la graduation du manchon, hauteur correspondant à la pression adoptée 

 pour le tissu en examen, puis on ferme le circuit électrique, et Ton note 

 l'heure sur le tambour du chronographe mis en action. L'appareil est aban- 

 donné à lui-même. Dans ces conditions, suivant le degré d'imperméabiUté, 

 l'eau pénétrera plus ou moins rapidement, ou ne pénétrera pas, à travers 

 le tissu, et si elle vient liltrer ou suinter à l'envers du tissu, elle humidifiera 

 suffisamment le disque de papier préparé (I) pour que, devenu conducteur 

 électrique, il laisse le courant passer du disque (J) à (H); le circuit se trou- 

 vant alors fermé, le dispositif ( OPQK) actionne le style du chronographe 

 et la sonnerie avertisseuse. 



2" Essai m^ec plaie arLificielle et ridsselanle. — On procède d'une manière 

 analogue, mais en retournant de bas en haut le manchon (A^ dont l'ori- 

 fice supérieur est alors obturé par le disque de drap ou tissu (F), les 

 disques (H, I, J) étant introduits à l'intérieur du manchon. Dansées condi- 

 tions, soit en maintenant le manchon droit sur la verticale, soit en 

 l'inclinant plus ou moins au moyen de (G,), on fait ruisseler une pluie 

 artificielle obtenue par un jet d'eau réalisé au moyen d'un orifice capil- 

 laire (Z) placé à une hauteur déterminée le long d'un support et alimenté 

 par un réservoir (^A ) : la fermeture du courant, qui se produit ou non, est 

 ou non enregistrée et annoncée comme dans l'essai précédent. 



Dans les deux modes d'essai, on détermine donc le temps de non-péné- 

 trabihté ou de pénétrabilité par l'eau pour une surface donnée et toujours 

 comparable du tissu examiné, sous une pression d'eau déterminée. On peut 

 donc, en prenant comme bases expérimentales tel ou tel tissu, établir des 

 types étalonnés ou des types de comparaison. 



Bien entendu on peut employer, au lieu du courant continu du secteur, 

 le courant de piles ou d'accumulateurs, il suffira de modifier en ce sens les 

 résistances (lampe et fil fusible) intercalées dans le cas d'emploi du courant 

 de secteur. 



