SÉANCE DU 2 NOVEMBRE IQlS. 535 



ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. — La puissance électrique absorbée par l' électro- 

 vibreur. Conditions du meilleur emploi de cet appareil. Note de M. Bergonik, 

 transmise par M. d'Arsonval. 



A mesure que l'emploi de Télectro-vibreur pour l'extraction des projec- 

 tiles magnétiques se répand, l'expérience permet de fixer dans quelles con- 

 ditions pratiques cet appareil peut être le plus utile aux chirurgiens, par 

 conséquent à nos blessés. 



Tout d'abord, la principale objection qui a été faite à son emploi, 

 d'absorber une puissance élevée, est sans fondement, comme on peut s'en 

 rendre compte par le Tableau suivant, dans lequel figurent les résultats 

 des essais faits sur divers électro-vibreurs fonctionnant avec des intensités 

 efficaces variant de 19 à 75 ampères. 



Puissances vraies et apparentes absorbées par les électro-vibreurs. 



Numéros Nombre Volts Puissance en walts 



des de aux -^ — -^ — ^ 



électro-vibreurs. spires. bornes. Vinpères. apparente. vraie. 



18 22.5 75 19 1 425 112 



18 22.5 iio 25 2750 200 



12 G 320 200 25 5 000 3oo 



37.. 234 iio 27 2970 i5o 



37 3o4 220 3o 6 600 270 



60 186 io4 32 3328 162 



o7 210 102 33 3 366 175 



16.... 176 106 33 3498 177 



12 G 160 98 35 3430 200 



60 286 218 36 7848 35o 



16 221 200 44 10 120 4oo 



18 225 200 46 9200 612 



37 234 2o5 54 1 1 070 55o 



16 176 186 68 12 668 600 



60 186 172 75 12900 950 



On voit nettement par ce Tableau que la puissance vraie., la seule qui 

 importe en l'espèce, est faible et n'atteint pas le kilowatt, même avec les 

 plus puissants électro-vibreurs employés jusqu'ici. 



On y voit de plus qu'il faut se garder de s'en tenir à l'évaluation de la 



