536 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



puissance apparente pour savoir si un électro-vibreur pourra ou non fonc- 

 tionner sur telle installation, telle commutatrice, etc. Le rapport des deux 

 puissances (valeur des cos des électriciens) pouvant descendre à 0,06, 

 même à o,o4, c'est-à-dire la puissance nécessaire pouvant paraître aS fois 

 plus grande qu'elle n'est en réalité. 



lleste la valeur de l'intensité qui demande à être assez élevée si l'on veut 

 avoir des appareils décelant bien les projectiles magnétiques profonds et 

 petits, et même quelques autres non magnétiques plus rares (ceinture 

 d'obus, balles françaises), quand ils sont peu profonds. Eb bien ! cette 

 intensité, à condition de tenir compte de la perte en ligne, n'a nul besoin 

 d'une canalisation exceptionnelle pour la porter, car elle n'est utilisée que 

 pendant une durée très courte et les phénomènes d'échauffement y sont 

 très réduits. L'une des expériences récentes faites à l'hôpital complémen- 

 taire n" 4 Grand-Lebrun, à Bordeaux, a montré que pour les deux électro- 

 vibreurs montés en quantité, fonctionnant alternativement sur la même 

 ligne, de 4"'" de diamètre, pendant une matinée de 4 heures passées, 

 bien remplie, où l'on n'avait pas enlevé moins de i5 projectiles sur 

 II blessés, la ligne commune n'avait pas fonctionné à yS ampères, plus 

 de 10 minutes 3o secondes en tout, soit 42 secondes par projectile localisé 

 et extrait, avec plus de 5o reprises en tout. D'ailleurs, les pauses d'électro- 

 vibration sont d'autant plus courtes que l'électro-vibreur est plus puissant : 

 c'est rationnel, car le chirurgien cherche d'autant moins que la vibration 

 est plus nette. Il est rare aujourd'hui, à Grand-Lebrun, avec les chirur- 

 giens très entraînés à l'électro-vibreur, affectés à cet h(5pital ou venant des 

 formations voisines, qu'on atteigne en plusieurs pauses i minute de fonc- 

 tionnement continu pour un projectile. 



En résumé^ l'électro-vibreur actuel doit absorber aux environs d'un kilo- 

 watt de puissance vraie pour avoir une efficacité pratique supérieure. Avec 

 de tels appareils, la vibration des projectiles superficiels et lourds est quel- 

 quefois un peu douloureuse tellement elle est intense; l'éloignement de 

 l'appareil fait disparaître toute douleur; par contre, les très profonds sont 

 décelés comme les intra-osseux; la manœuvre en est plus facile et les con- 

 tacts accidentels avec le champ opératoire mieux évités. 



