SÉANCE DU 23 AOUT IQlS. 207 



vibreur y>^ que plusieurs^chirurgiens des Hôpitaux militaires emploient avec 

 succès suivant la méthode indiquée par M. Bergonié. 



Cet électrovibreur se compose d'un noyau (cylindre de 20^"' de long, 

 de 4"^'" de diamètre, pesant l'^s, 5, formé de fils de fer doux isolés) placé à 

 l'intérieur d'une bobine de [\i6\ tours de fil de cuivre de 3'"™ de diamètre 

 répartis en huit couches sur une longueur de 20'^'". Le poids de la bobine est 

 de 8*^8, (Je sorte que tout l'appareil pèse environ lo'^s. 



Pour faciliter les manipulations, cet appareil, muni d'un interrupteur à 

 portée de la main de l'opérateur, est suspendu à un moufle et son poids 

 équilibré par la traction d'un long ressort en laiton fixé à une lourde masse 

 reposant sur le sol. En déplaçant cette masse et en allongeant plus ou 

 moins le ressort, on peut amener l'appareil à la hauteur voulue et le manier 

 sans fatigue. 



Le courant daHmentation de fiéquence 5o est fourni par un alternateur donnant à 

 vide une force électromotrice efficace de 1/46 volts. Lorsque le courant passe dans l'ap- 

 pareil, la didérence de potentiel aux bornes tombe à i35 volts, l'intensité efficace du 

 courant circulant dans la bobine étant de 1 i,5 ampères. 



Bien que les dimensions de l'appareil soient réduites et la puissance 

 absorbée faible, cet électrovibreur s'est montré assez fort pour permettre 

 dans un grand nombre de cas la recherche et la localisation de projectiles 

 (éclats d'obus ou balles). 



On sent également les vibrations d'un corps non magnétique, pièce 

 d'argent ou de cuivre, lame d'aluminium ou de plomb, tenu entre les 

 doigts, mais à une distance ti^op petite (5"° environ) pour que dans la 

 plupart des cas on puisse l'employer pour la recherche de balles de 

 shrapnell. 



L'action de l'électrovibreur dépendant évidemment du flux de force qui 

 s'échappe d'un pôle, j'ai essayé de l'augmenter en diminuant la réluctance 

 du circuit magnétique. J'ai employé pour cela deux noyaux, l'un droit 

 d'e 38"" de long, l'autre d'abord de même longueur, mais dont on a ensuite 

 recourbé les fils de manière à former une sorte de calotte coiffant la bobine 

 sur le tiers de sa longueur. 



A égalité de courant dans la bobine, ces noyaux sont plus avantageux 

 que le premier; mais, en fait, avec mon installation où il est impossible 

 d'augmenter la force électromotrice de l'alternateur, ils ne m'ont pas donné 

 un électrovihreur plus puissant. Cela tient à ce que la diminution de réluc- 

 tance du circuit magnétique, entraînant une augmentation de self-induc- 

 tance de la bobine, produit un affaiblissement de l'intensité du courant. 



