2o8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Ayant ainsi employé avec succès cet électrovibreur avec des courants 

 alternatifs, j'ai essayé de le faire fonctionner avec du courant continu inter- 

 rompu. J'ai utilisé pour cela un interrupteur rotatif (modèle Drault 

 employé en radiographie) avec un courant donnant sur un ampèremètre 

 thermique une indication de 8 ampères. 



Les vibrations se sont fait sentir avec une intensité plus grande qu'avec 

 le courant alternatif, il est vrai avec un au*^re caractère : au lieu d'un frémis- 

 sement continu, on perçoit périodiquement comme de petits chocs. L'inten- 

 sité plus grande peut même donner, comme nous l'avons vu dans divers cas 

 sur des blessés, un mouvement visible de la peau, alors qu'avec le courant 

 alternatif, on ne faisait que sentir la vibration. 



J'ai d'ailleurs comparé les deux modes d'emploi de l'électrovibreur en 

 enregistrant les vibrations d'un petit corps en fer (tête de vis ronde de 3"'" 

 de diamètre) fixé au levier d'un tambour Marey. Le courant alternatif a 

 donné, pour une distance du petit corps au milieu du noyau de la bobine 



Courbe 1. 



Courbe ?. 



de 2''" environ, la courbe 1, alors que le courant continu interrompu a 

 donné la courbe 2 pour une distance de G'''". 



On voit que, dans ce dernier cas, les déplacements sont beaucoup plus 

 grands, plus espacés d'ailleurs l'uiî de l'autre. La discontinuité du tracé au 

 moment de la vibration montre, en outre, que le corps vibre dans toutes 

 les directions. 



Ces inscriptions graphiques confirment bien les résultats de l'observation 

 directe. 



Sur les corps non magnétiques, l'action de l'électrovibreur est aussi plus 

 grande avec le courant continu interrompu qu'avec le courant alternatif. 

 On conçoit d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Les vibrations, tenant aux courants 

 induits dans ces corps, seront plus grandes avec le courant continu inter- 

 rompu dont les variations brusques d'intensité produisent des courants 

 induits plus forts que les variations plus lentes d'intensité du courant 

 alternatif. 



L'idée devait naturellement venir d'essayer aussi l'eflet de ces interrup- 

 tions [)ériodiques avec le courant alternatif. Le résultat s'est trouvé celui 



