644 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



guïté, l'état d'une excitabilité au moment de Texamen, la chronaximétric 

 doit plus sûrement et plus rapidement faire saisir l'évolution d'une lésion, 

 déterminer l'opportunité, puis l'efficacité d'une intervention. J'ai constaté 

 qu'entre l'état normal et la dégénérescence confirmée, la chronaxie varie 

 de I à 5o et davantage. Ce ne sont donc pas les nuances intermédiaires qui 

 manquent. Les procédés actuels laissaient seulement apprécier de larges 

 différences. 



Il a été tenté de faire des mesures indirectes de la chronaxie dans les cas patholo- 

 giques, soit par les condensateurs (Cluzet, Doumer). soit par la bobine d'induction 

 (Bourguignon, Laugier). Ces procédés laborieux et qui donnent seulement un indice 

 de vitesse après un calcul ne semblent pas en train de passer dans la pratique. Le 

 courant galvanique de durée limitée et réglable paraît seul répondre aux besoins. 

 L'appareil que j'ai construit est un rhéotome mécanique rotatif; le mouvement lui est 

 communiqué par un poids assez lourd qui tombe d'une petite hauteur et entraîne un 

 arbre léger par un fil enroulé sur une poulie à rayon décroissant; une aiguille fixée 

 perpendiculairement sur cet arbre décrit ainsi un cercle avec une vitesse croissant 

 comme le carré du temps; j'ai de celte manière obtenu à la fin du premier tour, seul 

 utilisable, un angle de 7° à 8° par millième de seconde. Deux interrupteurs spécia- 

 lement construits et manœuvres successivement par le passage de l'aiguille donnent 

 avec clarté et sécurité (comme l'a montré l'expérience) des durées de couiant réglables 

 depuis une fraction de millième de seconde jusqu'à un dixième de seconde. 



Cet appareil ne prétend point à la rigueur d'un appareil de physique, 

 mais il atteint, je crois, la simplicité et la commodité de manœuvre que je 

 m'étais données pour but. 



Tl permet de mesurer rapidement, en temps absolu et sans avoir à tenir 

 compte de la résistance de la peau, les chronaxies pathologiques qui, de la 

 normale égale à 7j|^ de seconde environ, s'élèvent jusqu'à -^ et davantage. 



2" Excitation sélective par les courants progressifs. — Un centième de 

 seconde, c'est la chronaxie du pied de l'escargot. Le muscle humain dégé- 

 néré a-l-ûenl'ibvemeni l'excitabilité de ce muscle d'invertébré naturellement 

 lent? Dans ce cas, il doit, à l'inverse du muscle normal, èti^e à peu près 

 indifierent aux retards dans l'établissement du courant. 



La nécessité de la In-uscpierie du courant reconnue depuis plus d'un 

 siècle (Kitter) a été considérée à tort comme absolue (Du Bois Reymond); 

 elle n'est que relative (Fick). En 1907-1908, j'ai repris cette question 

 oubliée, et j'ai montré que, si un courant atteint progressivement son inten- 

 sité constante, la diminution d'efficacité qui résulte de ce relard est d'autant 

 plus petite que la chronaxie est plus grande. Keilh Lucas arrivait indépen- 



