SÉANCE DU 22 NOVEMBRE IQlS. 645 



damment au\ mêmes constatations. Plus tard, j'ai pu faire rentrer cette 

 relation dans la conception générale de l'excitation électrique. 

 J'ai fait l'expérience de la manière suivante : 



J'ai intercalé dans le circuit d'excitation une résistance (sans self) de 2000'" enviion 

 (pratiquement une lampe en cliarbon de 5 bougies sur 220 volts), puis entre celte 

 résistance et le sujet, j'ai placé en dérivation une série de condensateurs à grande 

 capacité, de 2 à 3o microfarads (condensateurs industriels de 2 microfarads pour télé- 

 phone). Si l'on ferme, puis si l'on ouvre le circuit entre la pile et les condensateurs, 

 le courant qui passe par le sujet s'établit et s'annule progressivement. Appelons R la 

 résistance additionnelle, S la résistance du sujet, \' la différence de potentiel, C la 

 capacité en dérivation; l'intensité i du courant qui s'élablit au moment de la ferme- 

 ture est, en fonction du temps t, 



._ V 



S est généralement inconnu et d'ailleurs fortement variable au coujs 

 même de l'expérience: il suffit de savoir qu'il est de l'ordre de quelques 

 unités ro^ Un condensateur de 2 microfarads, placé en dérivation, fait que 

 le courand met environ 3 millièmes de seconde à atteindre les 95 centièmes 

 de son intensité constante. 



Sur un muscle ou un nerf normal, quand on est au seuil ou peu au-dessus, 

 ce retard supprime totalement l'efficacité du courant galvanique. Avec un 

 muscle franchement dégénéré, le retard i5 fois plus grand produit par 

 l'introduction de 3o microfarads ne change rien à l'efficacité. 



La connaissance de ce phénomène ofïVe une grande commodité dans les 

 cas les plus ordinaires de l'électrodiagnostic. Soit par exemple une para- 

 lysie radiale. Quand on cherche, par les procédés actuels, à exciter les 

 extenseurs dégénérés, avec l'électrode appliquée sur la face dorsale de 

 l'avant-bras, on provoque le plus souvent de fortes contractions des iléchis- 

 seurs, situés de l'autre coté du membre et atteints par diffusion, mais plus 

 excitables; il faut démêler, dans le mouvement complexe, l'extension plus 

 faible et perceptible seulement parce qu'elle est plus lente. Avec 20 micro- 

 farads en dérivation, l'action des fléchisseurs disparaît totalement et la 

 contraction des extenseurs apparaît seule, avec toute son ampleur et ses 

 caractères. 



Dans les cas où les muscles sains et les muscles malades sont intriqués 

 davantage, s'il faut que le courant traverse le muscle sain pour atteindre 

 le muscle malade, on voit l'avantage de ce dispositif qui permet d'atteindre 

 sélectivement l'un ou l'autre.' 



