SÉANCE DU 29 NOVEMBRE igiS. 683 



publiques, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le 

 8 mars 191 5, et publié aw Journal officiel au 11 avril. 



Ce travail d'exhumation n'est pas nécessaire partout, mais seulement 

 selon des cas d'espèces; il s'impose d'urgence dans un grand nombre des 

 localités, où la vaillante énergie française cherche dès maintenant à recon- 

 stituer les foyers détruits et pour lesquels un des plus indispensables fac- 

 teurs de réoccupation est, au premier chef, Veau potable. 



ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. — Nouvelle méthode de radioscopie chirurgiàale en 

 lumière rouge. Note(') de M. J. Rergomé, transmise par M. d'Arsonval. 



La chirurgie n'a pas encore tiré de la radioscopie la collaboration si 

 importante qu'elle peut en attendre; cela à cause des deux méthodes 

 défectueuses ordinairement employées. Dans l'une, le chirurgien opère 

 constamment sous l'écran, se condamne à l'obscurité pour ne pas perdre 

 son adaptation et s'expose inconsidérément aux rayons X. Dans l'autre, le 

 chirurgien opère en pleine lumière, mais dépend d'un aide radiographe qui 

 lui commande et guide son intervention, car lui seul perçoit les images 

 radioscopiques. 



Les inconvénients de ces deux méthodes sont si graves que beaucoup de 

 chirurgiens n'ont jamais voulu ni opérer dans l'obscurité, ni renoncer à 

 diriger eux-mêmes leurs interventions. Il faut, de plus, les préserver de la 

 radiodermite des mains, pour eux surtout si pleine de menaces. 



Voici une nouvelle méthode qui, après expériences répétées, paraît 

 répondre à tous les desiderata et laisse le chirurgien et le médecin-élec- 

 tricien, qui collaborent, travailler chacun selon leur compétence. Nous 

 l'avons appliquée à l'extraction des projectiles non magnétiques, l'électro- 

 vibreur restant toujours, pour les autres, la méthode de choix; elle pour- 

 rait s'appliquer à bien d'autres interventions : ablations d'esquilles, réduc- 

 tion parfaite des fractures, etc. 



Opérons en chambre noire et éclairons le champ opératoire par de la 

 lumière rouge, intense et saturée, venant d'une source analysée au spec- 

 troscope et ne donnant ni rayons verts, ni rayons jaunes, radiations émises 

 par l'écran fluorescent frappé par les rayons X. Pour un certain éclaire- 

 ment du champ en lumière monochromatique rouge, non seulement le 



(*) Séance du 22 novembre 191 5. 



