SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE IQlS. 698 



j'avais fait des observations analogues que j'ai résumées en m'appuyant sur 

 les théories de Mach, dans une Note ajoutée à la troisième édition de mon 

 Ouvrage : La Poudre sans fumée et la lactique (mars 1891). Cette dernière 

 Note est comme un résumé anticipé de la Communication qui vient d'être 

 faite à l'Académie. 



PHYSIQUE. — Sur un appareil cV induction pour la recherche des projectiles. 

 Note de MM. P. Le Rolland el A". Carpentier, présentée par M. G. 

 Lippmann. 



Dans une Note à l'Académie du 3 novembre 1914? M. Lippmann a 

 recommandé l'emploi de la balance de Hughes pour déceler les projectiles 

 dans le corps des blessés et insisté sur les avantages que pouvait présenter 

 pour la chirurgie militaire cet appareil simple, portatif et commode ('). 



Dans la balance de Hughes, les forces électromotrices induites, dans les 

 secondaires des deux bobines d'induction identiques, s'équilibrent, et cet 

 équilibre est détruit si l'on approche une masse métallique de l'une des 

 bobines. 



Un effet identique peut être obtenu par l'emploi d'un seul système 

 d'induction disposé de façon que la force électromotrice induite résultante 

 soit nulle. Par exemple, on peut réaliser un tel système à l'aide de deux 

 bobines dont les axes sont dans le même plan et telles que le plan des 

 spires de l'une soit normal au plan des spires de l'autre (^). 



Nous allons décrire le dispositif qui nous a paru réaliser la sensibilité la 

 meilleure. 



La bobine inductrice est analogue au primaire d'une bobine d'induction ordinaire 

 (noyau de fer doux et gros fil). La bobine induite est à fil fin; elle est fixée à l'une 

 des extrémités du primaire dans une position telle qu'aucun son ne se fait entendre 

 dans un téléphone mis dans son circuit quand un courant interrompu circule dans le 

 primaire. 



Ce courant est celui d'une pile ou d'un accumulateur de 2 volts qui entretient un 

 trembleur, par le jeu duquel, à chaque fermeture du contact, le courant passe en 

 court-circuit dans le primaire. A cet effet, l'électro-aimant du trembleur est en 



(') A la séance du 20 septembre iQiS. M. Lippmann a déjà présenté un appareil de 

 M. A., de la Baume-Pluvinel qui est une application directe de la balance de Hughes. 



("^) Dans une lettre à Graham Bell, M. Hopkin décrit un appareil formé de deux bo- 

 bines rectangulaires et croisées à angle droit l'une dans l'autre. Voir G. Bell, Ame- 

 rican Journal of Science, t. 25, i883, p. 27 . 



