694 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dérivation sur le contact. Un condensateur est égalemenl mis aux bornes de la 



coupure. 



Dans ces conditions, la sensibilité d'un appareil dont la bobine induite a 10"=™ de 

 diamètre est telle qu'une balle allemande peut être décelée à S*^'" de la surface de la 

 bobine. Les métaux non magnétiques ont également une action sensible quoique 

 moindre. 



Nous avons réalisé sur le même plan un appareil de dimensions réduites 

 (la bobine induite à i*''" de diamètre) et fonctionnant avee le même cou- 

 rant. Il est destiné, recouvert d'une gaine de caoutchouc stérilisée, à être 

 introduit dans la plaie opératoire et à guider le chirurgien pour l'extrac- 

 tion du projectile. Pour la balle allemande sa sensibilité est de 3*="^ à 4*^™. 



L'appareil a l'avantage d'être équilibré au point de vue de l'induction 

 par construction et de ne pas nécessiter de réglage. Sa sensibilité, bien 

 meilleure que celle de la balance de Hughes pour la même source de 

 courant, tient à ce qu'on utilise une seule bobine inductrice et qu'on peut 

 renforcer le champ inducteur par un noyau de fer sans nuire à l'obtention 

 du silence qui correspond à l'équilibre. 



ÉLECTRICITÉ. — f influence électrique dans une cellule à paroi isolante et à 

 noyau liquide. Note de M. Louis Malclès, présentée par M. E. Bouty. 



Ce travail est une contribution à l'étude des diélectriques hétérogènes 

 réduits à une forme élémentaire. 



J'ai déjà signalé (') qu'une nappe liquide isolante, soumise à l'action 

 prolongée du champ, finit par acquérir une distribution superficielle 

 toujours très voisine de celle qui se produit en milieu conducteur. 



Lorsque la lame est une électrolyte (eau), l'équilibre électrostatique est 

 immédiat, mais si c'est un isolant (huile de vaseline) la distribution finale 

 se fait lentement par le courant résiduel. 



Pour soutenir la nappe dans le champ, j'avais imaginé d'abord de verser 

 le liquide dans une cellule d'ozokérite, substance parfaitement isolante, 

 mais ne résistant pas suffisamment à l'action prolongée de certains liquides. 

 Le résultat est plus sûr et la manipulation moins laborieuse si la cellule est 

 en quartz coulé, milieu inaltérable au contact des liquides et aussi réfractaire 

 que l'ozokérile à la pénétration des charges. 



(*) Thèse, 1909, Gaulhier-Villars. 



