SEANCE DU 20 DECEMBRE IQI^. 76 1 



par une pile de 10 ou 5 accumulateurs (10 accumulateurs pour des micas de loH à 7!^ 

 d'épaisseur, 5 pour les micas plus minces). Si le mica ne laisse passer aucun couranl, 

 un galvanomètre très sensible, qui fait partie du circuit de charge du condensateur, 

 n'est pas dévié. A la fin de l'essai, on diminue peu à peu la pression des disques; la 

 lame isolante, devenue libre à sa descente avec le disque inférieur, est retirée. Au 

 début, avant de l'intercaler, on avait posé sur elle un des disques et tracé, contre le 

 pourtour, une circonférence de 35™™ de diamètre, limitant la surface essayée. 



Après leur essai, les lames reconnues isolantes ont été percées d'ouver- 

 tures circulaires à bords nets : soit une seule ouverture de 18™™ à 12™°^ de 

 diamètre, au centre de la circonférence limite, soit quatre ouvertures 

 de 7™™, soit douze de 3™'°. Quand le diamètre est plus réduit, le nombre 

 des ouvertures augmente; il est de 4o pour des ouvertures de i""". 



Les lames, ainsi éprouvées, demeurent isolantes dans leurs parties pleines, 

 sous des forces électromotrices et sous des pressions qui resteront dix fois 

 plus faibles que celles de l'essai ( ' ). 



Précautions contre les chocs. — Des chocs extrêmement faibles exercent une 

 influence considérable sur la conductibilité des couches gazeuses étudiées et l'on ne 

 s'en garantit qu'avec des précautions spéciales. 



Dans un laboratoire dont le sol était instable, tous les appareils ont d'abord été 

 installés sur des consoles fixées aux murs. Puis, on s'est préservé des tremblements 

 que la rue communiquait aux murs eux-mêmes, en suspendant par des ressorts ou des 

 bandes de caoutchouc le socle qui supportait, avec la presse, les disques et le mica. 



D'autre pari, afin d'éviter les petites secousses que de brusques variations de pres- 

 sion déterminent, on soulève lentement et régulièrement le piston à l'approche du 

 contact des deux disques et au delà de ce contact. Pour cela, le gaz compresseur, au 

 sortir du tube d'acier qui le renferme, traverse un robinet à pointeau, à tête graduée, 

 dont on surveille le débit avec un manomètre qui marque la pression exercée sous le 

 piston. La sensibilité d'un manomètre à mercure est insuffisante; on lui adjoint un 



(') On peut envisager d'autres conductibilités que celles des parties pleines d'un 

 mica. Ainsi, le percement de l'isolant étant effectué avec des emporte-pièce en acier 

 qne guident des calibres métalliques, on songerait peut-être à l'introduction, dans les 

 ouvertures, d'imperceptibles parcelles conductrices. Or, en substituant l'ivoire aux 

 métaux pour l'eraporte-pièce et le calibre, les conductibilités persistent. On pourrait 

 encore supposer que l'électricité s'insinue de proche en proche le long des bords 

 libres des ouvertures, en vertu dune conductibilité des bords découpés supérieure à 

 celle des surfaces de clivage. Un grand nombre de petites ouvertures fournit un long 

 périmètre de bords, mais la comparaison avec une ouverture unique ayant une surface 

 égale et un petit périmètre, ne deviendrait concluante que s'il était prouvé que la 

 répartition d'une surface en îlots ne change pas la conductibilité. Toutefois, on ne 

 concevrait guère, avec Ihypothèse de la conductibilité des bords, les actions de 

 l'étincelle et du choc. 



C. R., 1915, 2" Semestre. (T. 161, N« 25.) I^I 



