3o4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



quelques centimètres au-dessous de l'olécràne. Les détails de la construction sont le 

 fruit des mesures cinématiques et dynamographiques. En particulier, la poignée, 

 également en bois, est renflée au milieu, son diamètre maximum est de 3'='",5o et va 

 en diminuant peu à peu de manière à former une sorte de barillet; elle se termine 

 par un disque de 3<''",70. Le ressort est plat, d'une largeur de 3*^™ et d'une force 

 de 3o''S environ pour une flèche qui n'atteint pas i*^"". Il doit être en acier pour pos- 

 séder l'élasticité qui, après avoir amorti le choc de la pression et emmagasiné le 

 travail de déformation, restitue ce travail et contribue à régulariser l'oscillation 

 pendulaire du corps. Son inclinaison et sa longueur se trouvent combinées de façon à 

 lui faire partager, à égalité avec la poignée, la charge totale du corps. 



Quant à la hauteur de la canne, mesurée depuis le sol jusqu'à la naissance de la 

 poignée (face supérieure), elle se déduit pratiquement de la taille du malade: on 

 prendra la moitié de cette taille plus 2"^™. Ainsi, un homme moyen d'une taille de 

 i°%68 aura une canne de : 



1,68 , ,, 



Enfin l'extrémité inférieure de la canne est munie d'un étui en caoutchouc qu'on 

 peut doubler extérieurement d'une capsule de cuir. 



Si toutes ces conditions sont satisfaites, le centre de gravité ne subit que 

 de faibles oscillations, la marche s'effectue sans gaspillage d'énergie et le 

 blessé n'a plus à redouter l'un ou l'autre des risques que nous avons signalés. 



Nous compléterons, dans un Mémoire d'ensemble sur la question des 

 cannes et des béquilles, les renseignements concernant l'analyse de ces 

 modes de locomotion et la rééducation fonctionnelle, qui ne sauraient êti^e 

 plus longtemps laissés à l'empirisme. Médecins et chirurgiens devront y 

 penser pour le bien des glorieuses victimes de la guerre. 



CORKESPONDAIXCE. 



PHYSIQUE. — Mesure directe des accélérations. Note (') de M. B. Galitzine, 



présentée par M. Lippmann. 



Pour faire servir à la détermination des accélérations l'appareil décrit 

 dans une Note précédente (^), on commence par mettre à la terre, l'appa- 

 reil étant en repos et la pression P= Pj,, la corde de l'éleclromètre, qui est 



(') Séance du 3o août igiS. 



('■') Comptes rendus, t. IGl, ipiS, p. aSj. 



