SÉANCE DU t3 septembre i9i5. 3o5 



toujours en contact métallique avec la face extérieure de la plaque piézo- 

 électrique. Ceci donne la ligne de zéro sur le papier pliolograpliique (y=o). 

 Après quoi on supprime la communication de rélecLromètre avec la terre. 

 Soit maintenant r le déplacement de Timage de la partie centrale de la 

 corde qui correspond à la pression P; alors y sera proportionnel à P — Pq 

 ou k p. 



On peut donc poser 



(2) r =^ A'/j, 



puis, en combinant (2) avec l'écpialion (i) de la Note précédente (p.' 283) 



(l) yy rr: M iV^COSa 



et posant 



/i M cosa 

 on aura 



(3) H' = Ay. 



Donc l'accélération cherchée est directement proportionnelle à l'or- 

 donnée y. 



A est une constante instrumentale, facile à déterminer chaque fois sur 

 place. Il suffit pour cela de suspendre une petite masse auxiliaire m au 

 crochet H (voir la figure de la Note précédente, p. 282) au-dessous de la 

 masse M et de mesurer, quand l'appareil est en repos, l'écart correspon- 

 dant y,. 



En désignant par L la distance de H et par / la distance du centre de 

 gravité de la masse mobile M à l'axe de rotation E, on trouve facilement la 

 relation suivante : 



, , , h m or 



(4) A = --j^tanga. 



Pour étudier expérimentalement l'applicabilité de cet appareil à l'étude 

 des accélérations, j'en ai construit un modèle, que j'ai installé sur ma 

 grande plate-forme mobile, pouvant exécuter un mouvement vibratoire de 

 période et amplitude connues : 



t 



^ = rt sin 2 71 ^• 



Le mouvement de la plate-forme a été enregistré sur papier enfumé. 



G. R.. 1915, a' Semestre. (T. 161, N» 11.) 4^ 



