SÉANCE DU l3 SEPTEMBRE I9l5. 807 



à la demi-période de la vibration fondamentale des bandes métalliques qui 

 soutiennent la plate-forme mobile. Pour des périodes aussi courtes que 

 celle-là, l'appareil devient d'une extrême sensibilité. Dans ce cas de 

 T= 0% 197, une valeur de j,„de i"^'^ correspond à 3,2 microns pour l'ampli- 

 tude du mouvement de la plate-forme. 



J'ai pu aussi constater des vibrations élastiques de la plate-forme elle- 

 même avec une période d'environ o*,o.'i-o%o6. 



L'appareil pour la composante verticale est basé sur les mêmes principes; 



iPest encore plus simple. Pour l'étude complète des accélérations, il faut 

 évidemment avoir trois appareils distincts. Il y a également lieu, pour les 

 appareils liorizontaux, d'introduire une petite correction Mr."sina due à 

 l'influence de l'accélération verticale. 



En résumé, nous voyons que l'appareil décrit dans la Note citée est, 

 comme l'ont prouvé les expériences de laboratoire, réellement en état de 

 donner sans aucun retard les valeurs instantanées des accélérations, et 

 pour une loi de mouvement complètement arbitraire. Sa sensibilité peut 

 être réglée à volonté. 



Cet appareil pourrait peut-être rendre des services utiles non seulement 

 en Sismologie et dans l'étude de différents genres d'ébranlements artificiels, 

 mais aussi dans tous les cas de la pratique où il s'agit de déterminer la 

 valeur instantanée de la pression : en Météorologie, par exemple, en Aéro- 

 dynamique, pour les relevés de diagrammes de différents types de 



