SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE IQlS. '^gS 



marquée par une montée brusque de la courbe (Giavi'L et Ghudkau, 

 A travers la Mauritanie occidentale^ t. [I, 191 1, pi. IV); pendant la saison 

 sèche tout au moins, le même fait se montre jusqu'à Joal [IZ^'^I2'j 

 (G. BiGOURDAN, Annales du Bureau des Longitudes, t. V, icSf)^). 



PHYSIOTHÉRAPIE. — Sur une nouvelle nièlhode de traitement physique des 

 séquelles de blessures : le massage pulsatoire pneumatique. Note de M. J. 

 Bergoxié, présentée par M. L. Landouzy. 



Si l'on prend un grand tambour de Marey, c'est-à-dire une cavité close 

 à parois rigides, à l'exception d'une seule, souple et élastique, et qu'on 

 applique cette dernière en maintenant l'appareil sur la face dorsale d'une 

 main déformée par blessure, ankylosée, raidie, ou sur toute autre lésion 

 cicatricielle, on peut, par des variations rythmées de pression transmises 

 à ce tambour récepteur par un organe conjugué transmetteur, arriver à 

 masser mécaniquement et très eflicacement ces blocs cicatriciels, désespoir 

 des chirurgiens autant que des physiothérapeutes ! C'est le massage pulsa- 

 toire pneumatique. > 



Les divers récepteurs qu'on peut adapter, en grandeur et eu forme, aux cas les 

 plus variés, sont des excitateurs mécaniques assimilables aux excitateurs utilisés en 

 éleclrothérapie : ils agissent par dilférence alternative de pression, comme les excita- 

 teurs électriques agissent par différence alternative de potentiel. Ils peuvent se 

 brancher, en quantité et en tension, sui- la même canalisation c, c, c, alimentée par 

 une même source alternative de variation de pression P, comme nous le faisons en 

 électrothérapie; ils ont une surface variable, une certaine résistance au passage dé- 

 pendant de la longueur et du diamètre du tuvau, et peuvent être coupés de la canali- 

 sation par un robinet interrupteur qui supprime le courant gazeux. 



Quant à la source de variation de pression P (organe transmetteur), elle peut être 

 fournie par une pompe à piston, sans soupape ni clapets, dont la cylindrée est pro- 

 portionnelle au nombre et à la capacité des récepteurs, et aussi à la pression qu'on 

 veut exercer avec eux par unité de suiface. chacun d'eux restant d'ailleurs réglable 

 par le robinet qui le commande. Ces pressions peuvent aller jusqu'à l'^s par centi- 

 mètre carré, et davantage; ou, au contraire, à peine effleurer la peau. La fréquence 

 des alternatives de pression et de repos peut varier, au gré du médecin, avec le 

 nombre des mouvements du piston : une fréquence de 120 pulsations par minute 

 a paru la meilleure. 



Voilà pour la technique de la méthode. 



