3l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Distance focale principale d'un objectif. — Cet objectif est ajusté en O, et centré. Un 

 micromètre est fixé sur la platine P, la graduation tournée vers O, les traits verticaux, 



» Le microscope est mis au point sur ce micromètre, et l'objectif O est amené en 

 contact avec lui, et baigné s'il y a lieu clans son liquide d'immersion. A l'aide exclu- 

 sivement d'un seul des mouvements de la sous-platine, l'un ou l'autre selon la longueur 

 à mesurer, on met au point sur le micromètre l'image d'une verticale très éloignée 

 fournie par l'objectif. La marche de la sous-platine donne déjà la distance frontale. 

 Par un mouvement de totalité de la maîtresse-tringle on amène à l'estime le point 

 nodal d'avant du système optique 0, à l'aplomb de l'axe de rotation. En agissant alors 

 sur le cercle on amène successivement l'image de la verticale en coïncidence avec 

 deux traits du micromètre symétriques par rapport au trait central. Si 2/ est l'inter- 

 valle de ces traits, 2a l'angle observé, on a pour la longueur focale/, 



/=: /cota. 



» La différence entre/ et la distance frontale donne la position du point nodal. 



» On détermine les mêmes éléments pour l'autre extrémité de l'objectif en retour- 

 nant celui-ci entre les mâchoires de la sous-platine. Pour un objectif à court foyer il 

 pourra être nécessaire défaire usage dans cette détermination d'un micromètre minus- 

 cule, monté sur un tronc de cône qui s'engage dans l'objectif. Il peut arriver encore 

 que le foyer principal de ce côté tombe à l'intérieur de la lentille extrême. En ce cas, 

 on trace sur le sommet de cette lentille une petite croix noire, et l'on met successi- 

 vement au point avec le microscope cette croix et l'image des objets éloignés donnée 

 par l'objectif. L'intervalle dont le microscope a avancé représente la profondeur du 

 plan focal à l'intérieur de la croix noire. 



» Oculaires. — La détermination des constantes des oculaires s'effectue de la même 

 manière; et avec les mêmes variantes selon les types. 



» Angle d'ouverture. — • La sous-platine est complètement enlevée. L'objectif à 

 essayer est monté sur le microscope, et son foyer est amené sur l'axe de rotation. A 

 cet effet on fixe le micromètre sur la face postérieure de la platine. On amène le plan 

 de cette face à passer par l'axe de rotation, au moyen de repères tracés sur les man- 

 chons. On met au point sur le micromètre et on l'enlève. L'angle d'ouverture est dès 

 lors l'angle pour le parcours duquel le champ optique reste illuminé par une source 

 lumineuse unique et étroite située dans le plan d'horizon de l'axe optique. Uouver- 

 ture numérique s'en déduit selon les conventions établies. 



» Distorsion. — L'objectif à essayer est fixé en O. Le microscope est pourvu d'un 

 grossissement faible, exempt de distorsion appréciable pour l'étendue du champ de 

 l'objectif O; ainsi que de la chambre claire à angle variable du D*" Malassez, M, calée 

 dans une position telle que les arêtes du prisme soient verticales. On fait choix d'une 

 vue comprenant un certain nombre de verticales, qui donnent pour images, dans la 

 chambre claire, des droites verticales; dans l'objectif, des lignes plus ou moins incur- 

 vées. On amène l'une des droites à constituer la corde de l'une des courbes; et on lit 

 sur le micromètre la distance du sommet de la courbe au centre, la longueur de la 

 flèche et la hauteur de corde correspondante. Il ressort de là une idée nette de l'erreur 

 dont peut être affectée du fait de la distorsion la mesure de la longueur focale ('). » 



(') L'instrument se distingue essentiellement d'une simple réduction en miniature 



