SÉANCE DU 19 OCTOBRE igoS. 6o3 



rouge sombre, dont le premier renfermait un mélange de chaux vive et 

 de magnésium, et le second i^ environ de calcium en très petits cristaux. 



» Le mesureur, de volume constant, fermé à sa partie supérieure par 

 un robinet de verre et à sa partie inférieure par une colonne de mercure, 

 permettait, de même que dans les appareils de Regnault et de M. Schlœ- 

 sing, de mesurer le gaz sous pression réduite. Tout l'appareil était entouré 

 d'eau froide à température constante. 



» Dans des essais préliminaires nous nous sommes assuré que l'erreur 

 que comportait une lecture ne s'élevait jamais à plus de {^ de centimètre 

 cube pour le volume de notre mesureur, soit 980""'. 



)> Une trompe permettait de faire circuler le gaz pendant plusieurs 

 heures sur les tubes à calcium. Bien entendu, tous les joints étaient en 

 i^omme laque et les différentes parties de l'appareil étaient réunies par des 

 tubes de plomb en spirale pour leur donner une certaine mobilité. 



)) Conduite de l'expérience. — i" L'échantillon de gaz était placé sur la 

 cuve à mercure dans une cloche à robinet et séché par des bâtons transpa- 

 rents d'acide métaphosphorique. 



» 2° Le ^az était introduit ensuite dans le mesureur où il passait toute 

 la nuit à une température constante, et les lectures étaient faites le lendemain 

 matin à 3 heures d'intervalle, pour voir si elles restaient concordantes. 



» 3° Pendant la première partie de l'opération, on avait fait la veille le 

 vide dans l'absorbeur. Ce dernier appareil devait tenir le vide toute la nuit 

 et ne plus renfermer de gaz. Le vide avait été fait aussi dans la canalisation 

 jusqu'au robinet du mesureur. 



» 4^» On place une éprouvetle mobile, reliée à l'absorbeur, sur le tube 

 abducteur de la trompe, et l'on fait passer l'air du mesureur sur les tubes 

 à calcium chauffés et vides de gaz. L'arrivée de l'air doit être assez lente 

 pour que l'incandescence qui se produit dans le premier tube (mélange de 

 chaux et de magnésium) ne soit pas trop grande, et ne produise pas la 

 fusion du verre. 



» L'absorption de l'oxygène et de l'azote se termine en quelques minutes 

 et, au moyen d'une circulation réglée par la trompe, les deux gaz repassent 

 sur les tubes à calcium, pendant trois heures. 



)) 5° La hauteur du baromètre, qui se trouve en contact avec la trompe, 

 devient bientôt constante; il n'y a plus d'absorption de gaz. On remplace 

 alors, sur le tube abducteur de la trompe, l'éprouvette mobile par un tube 

 gradué. En continuant à faire le vide, on amène tout le gaz que contient 

 l'appareil dans le tube gradué qui sera ensuite porté sur la cuve à mercure 

 et qui permettra de lire le volume d'argon recueilli. 



