SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1903. 617 



la fenle. Nous avons vérifié, en effet, que Ton obtient des franges absolument nettes 

 en ce point en donnant à la fente une largeur de 3"^'" et cela encore lorsque les fais- 

 ceaux lumineux étaient rénécliis huit fois entre des miroirs distants de 3°'. 



» On n'a pas cependant utilisé ce point particulier pour les inscriptions pliologra- 

 phiques; il est plus avantageux, tout en s'en rapprochant autant que possible, de se 

 maintenir dans une région où les faisceaux convenablement superposés donnent un 

 fond lumineux bien uniforme; il est commode à cet effet d'employer des lentilles à 

 long foyer. 



» On peut accroître on diminuer dans de larges limites la sensibilité de 

 l'appareil en fiusant varier la distance des miroirs et le nombre des réflexions. 

 Pour avoir une idée de cette sensibilité, il suffit de noter par exemple que, 

 dans l'air pris à la pression atmosphérique, il faut un parcours de i3'" pour 

 qu'une variation de densité de ^^-^^ déplace le système (le franges enre- 

 gistrées photographiquement d'une largeur de franges; on rendrait ainsi 

 visibles des différences de pression inférieures à ^-^^^ d'atmosphère, on 

 des variations de température de l'ordre de ^ de degré centigrade. 



>. Un parcours de cet ordre de grandeur est facilement récdisable; mais 

 une trop forte augmentation de parcours optique amène dans l'obser- 

 vation des franges des perturbaliotis dont l'aUénuation, sinon la sup- 

 pression, exige des dispositifs appropriés. 



» Ces perturbations sont de deux sortes : 



» D'abord les vibralions accidentelles des supports qui se traduisent par 

 la vibration des franges; cet inconvénient s'accroît surtout avec le nombre 

 de réflexions auxquelles les faisceaux lumineux sont soumis; c'est par une 

 étude spéciale des supports, par l'emploi judicieux de cales de caoutchouc 

 qu'on rendra minimum les perturbations de cette espèce. 



» On observe aussi, lorsque le parcours optique des faisceaux séparés 

 est très considérable, une torsion variable et un déplacement latéral, 

 lent, du système de franges, mouvements qui indiquent une variation 

 relative des cheixïins optiques aux divers niveaux traversés par la lumière. 

 Ces variations continuelles de la densité dans un air même calme, sont 

 attribuabies à des variations de température; c'est donc au réglage d'une 

 température uniforme et invariable qu'il faudra s'attacher pour obtenir 

 des franges bien fixes quand le parcours optique dépasse une dizaine d(^ 

 mètres dans l'air atmosphérique. Au-dessous de cette distance nous n'avons 

 que très rarement constaté le dernier inconvénient. » 



